106 F. Em ich. 



ZU l)i'iiiitzen, eines zniii ständiiien (Gebrauch und eines zu zeitweiser Über- 

 prüfung. Ilir Gewicht l)etrai^e, gleich dem des Arbeitsschälchens, etwa 

 15 mg. *) 



Die Justierung' dieser Schälchen nimmt anfangs ziemlich viel Zeit 

 in Ansprucli. bald aber erhält das Auge die notwendige Übung. IJeim 

 ersten Schiilchen ist man natürlich auf das Probieren an der Mikrowage 

 angewiesen. Zweckmälüg ist es. an das Quarzhäkchen (am rechten IJalken- 

 ende) zunächst ein l'latindrahthäkchen anzuhängen, man hat dann ein 

 Stück mehr, an dem sich Gewichtsänderungen vornehmen lassen (siehe 

 übrigens den Abschnitt ..Eichung"). Die weiteren Schälchen werden zuerst 

 auf einer 001 nuj angebenden Anah^senwage austariert, indem man ent- 

 weder Folie hinzufügt, die dann später angeschweißt wird, oder mittelst 

 der Schere abschneidet. Dann erst erfolgt, wenn nötig, die Justierung 

 mittelst der Mikrowage. Ist das Schälchen um einige Mikrogramm zu 

 schwer, so glüht man es eine Zeitlang (siehe unten) im Kande der Bunsen- 

 flamme. ist es hingegen um weniges zu leicht, so bringt man einen Tropfen 

 verdünnte Platinchloridlösung darauf, dami)ft ab und glüht einen Augen- 

 blick kräftig. Da die Schälchen bei der Reinigung oft an Gewicht verlieren, 

 kommt die letztere Notwendigkeit häufig vor. 



4. Das Ablesemikroskop ist im wesentlichen das oben bei der 

 gewöhnlichen Nernstwage erwähnte, nur wurde es zum Zwecke der ge- 

 naueren Ablesung mit einem Okularschraubenmikrometer ausgestattet 

 und von den /eiläwerken auf (irund weiterer Versuche folgendermaßen 

 umgeändert 2): .,Da das abzubildende Objekt aus einer Teilung und einem 

 dünnen zylindrischen Zeiger besteht, so genügt es, wenn die abbildenden 

 Strahlenkegel nur in einem Azimut — senkrecht zu dem Zeiger — ge- 

 nügend stark telezentrisch abgeblendet werden. Man erzielt dies dadurch, 

 daß man die kreisförmige Blende im hinteren Brennpunkt des Objektivs 

 durch einen Spalt ersetzt, dessen Breite dem Durchmesser der runden 

 Blende gleich ist. Mau erzielt dadurch passende Beleuchtung voraus- 

 gesetzt - eine beträchtliche Steigerung der Helligkeit. Dieser Vorteil wird 

 allerdings dadurch erkauft, daß, wenn das Mikroskop z. B. auf eine zwischen 

 Zeiger und Teilung in der Mitte liegende Ei)ene eingestellt wird, wohl die 

 Bänder des Zeigers und der Striche ausreichend scharf auf die Teilung 

 des Okularmikrometers i)rojiziert werden, Mber nicht mehr deren Enden. 

 Für das Al)lesen der Zeigerstellung ist das aber belanglos. 



Zeiger und Striche hel)(Mi sich nur dann möglichst dunkel von dem 

 hellen Sehfeld ab, wenn die Beleuchtung so geregelt wird, daß von vorn- 

 herein nur diejenigen Strahlen auf das Objekt fallen, welche durch die 

 Spaltblende hindurchgehen können, diese Strahlen aber vollständig. Eine 

 solche Beleuchtung erzielt man durch einen Kondensor, der mit einer 

 passenden IMende versehen ist. Der Kondensor besteht aus einer Plan- 



') Bezüglich der genaueren (icwichte von Arbeits- und Kontrollschälcheu vgl. 

 das bei der gew. Nernstwage S. 100 Gesagte. 



-') Bedeutung des Anführungszeichens wie oben S. '.)',). 



