Eiiiriclitiiug u. Gebrauch d. zu clicm. Zwecken vcrweinll.aiiM Mil.rn« .■.•.•i. \()- 



konvexliiiso. die die oewölhtr Fliicho dciii olijokf /iikdiif. In ihnMii vor- 

 deren Üicniipunkt ist eine s|taltt(irnii.<ic Hlcmlc ani^cliraclit. \)W Achsen 

 von ()))jektiv und Kondensor müssen zusaninienfallen. die Spalfl.lendeii 

 heider müssen paralk-l stehen und die Ahniessnn.t^en liei(h'r Uh-ndi-n in 

 demselben Verhidtnis stehen wie die llrennweiten von Komh'nsor nnd ()!»- 

 jektiv: dann wird die Sp.dthlende des K(»n(ii'nsors i-cnau in die Spaltlih-nde 

 des ( »hjektivs abiichildet und die oben ^csttdlte Kordeinng ist erfüllt. 

 /weckniäriiu wählt man jeddcli die Spaltblende drs Kondensor> etwas 

 grölk^r. als es die Theorie erfordert. Das schadet nicht viel und man er- 

 spart sich eine jx-inlich ^icnane /entrieiimi; dei- beiden Systeme ^'e«^'eii- 

 i'iiiaiider. Auch wird dadurch der Einfhill. den die Abbildnnjxsfchjer der 

 eintacheii Plankoiivexlinse haben konnten, aufschoben. 



Dil^ Liclit(|uelle ist vor dem Spalt in <i:eeij,Mieter Kntfernunir anzu- 

 bringen: es ist darauf zu achten, daß sie ausreiehend jrroi; ist. l»as unter- 

 sucht man in der bekannten Weise, indem man das Okular de> Ablesi*- 

 mikroskops entfernt und in den Tubus hineinblickt. Die Objektivlinse niull 

 dann, soweit sie durch die Spaltblende hindurch sichtbar ist. Vollkommen 

 gleichmältiii' hell sein. 



Wenn der Kondensor richtiü' zentriert ist . .>>o >ieht man auch von 

 den Kändern der Kondensorlinse bei diesem \ersuche nichts. .\uf diese 

 .\it prüft man also zugleich die Stellung- der Itlenden. Konden.^or und 

 .Mikroskop können um die o))tische Achse gedreht werden. Dreht man beide 

 so weit, dal', die Spaltblenden senkrecht zu den Strichen der Teilung 

 und zum Zeiger verlaufen, so werden das IJild dei- Teilung und das liild 

 des Zeigers nicht mehr gleichzeitig scharf. .Man mul'. vielmehr für Iwide 

 verschieden einstellen. Diese Stellung der I-Jlenden wird man daher wühlen, 

 um vorerst einmal das Mikroskop schätzungsweise auf eine mitth-re. 

 zwischen Zeiger und Teilung- liegende Kbene einzustellen." 



Mit Rücksicht auf das größere Gewicht des Ablesemikroskop< nuiütt' 

 das Stativ M (vgl. die Fig. iM ) etwas stärker gewählt werden. Die Säule .1 

 ist ganz vorn auf der Schieferplatte fixiert. Auf ihr ^itzt die (iabel/yc', 

 die die Achse J> trägt, die zwischen Spitzen gelagert ist. Das Mikro>kop M 

 und der ]>eleuclitungskonden.><or A' (nebst der nicht sichtbaren Spaltblt-nde A'j 

 werden von den beiden Stangen St getragen. Damit man die \orrit-htung 

 nötigenfalls für verschiedene Zeigerlängen benutzen kann. Ias<en >uU die 

 Stangen aSV in den Köliren // nach Lüftung dei- Schi-;iubchen Srh ent- 

 sprechend verschieben. Wähi-end der Ablesung muH da> Mikroskop natür- 

 lich fixiert werden, da man sonst nicht am ( »kidaischraubenmikroineier 

 (in der Fig. l'1 dui-ch ein gewöhnliches okular ersetztli inani|tuliereii könnte. 

 Hierzu dient der schon oben (8. KM)) erwidmte llolzkeil. der einen nrlit 

 kleinen Winkel besitzt. In der Photographie i Fig. "J'Jt sieht man ihn recht.«^ 

 stehen, beim (iebraucli wird er an passeniler SteIh' von link^ nach rechts 



*) Dasselbe wurde mir, gleich vielen autleren feinmechanischen Arheiton, vom 

 Mechaniker des Orazer plixsiologischen lUiversitat.s-Institutes Herrn ('. Uorzrk (jelicffrt. 



