HO 



F. E Uli eil. 



folgt, ist sk' mittelst eines uebot^eneu Drahtes mit ihm verhunden. Ferner 

 erwies sich die Anl)rin<^nn,ii- des oben erwähnten Papierschirmes zur Ab- 

 haltung der vom Beoi)achter ausgehenden Wärmestrahlen notwendig. Die 

 Abbildung (Fig. 2H) soll von der Anordnung eine Vorstellung geben. Zu 

 bemerken wäre etwa noch, dali die beiden P'enster links und recht> nur 

 sehr undeutlich zu sehen sind: der Beleuchtungsspiegel für das Arbeits- 

 schälchen wurde bei der Aufnahme gewendet, damit die Kinrichtung auf 

 der liückscite erkennbai' wird. 



Das Wagegehäuse ist 28V2 ''"' lang, by.iCu/ i)reit und 10 <■;>/ hoch. 

 Die Anwendung eines Glasgehäuses, das ja bequemer wäre und gefälliger 

 aussehen würde, verbietet sich, wie wiederholt festgestellt wurde, durch 

 die oben erwähnten Temperatureinflüsse. 



Fig. -2^. 



Ernpfludlicho Nerustwage, JIocUll B. 



Die Empfindlichkeit wurde so reguliert, daß ein Teilstrich der (ilas- 

 skala ca. (Jy entsprach; da man im Okularmikrometer Vio eines solchen 

 Intervalls ablesen und 1/00 verläßlich schätzen konnte, betrug die Genauig- 

 keit Oo Y oder 



()-()003 mg. 



Die (graviertej Skala hatte die Abmessungen wie beim gewöhnlichen 

 Modell; ich brauchte dieselbe nicht auszuwerten wie bei Modell A. Die Ge- 

 fäße können in der oben beschriebenen Weise gepreßt werden. Beijuemer 

 sind Tiegelchen aus porenfreier (elektrolytischer) Folie, die mir von Heraeus 

 (Hanau) geliefert wurden. Ihr Gewicht ist ca. 50 ni(/ ohne Deckel. Die 

 Schwingungsdauer beträgt etwa 2 Sekunden, die Beruhigung des Balkens 

 tritt nach ;> Minuten ein. 



