126 



F. Em ich. 



Die Eiurichtuni; der >S'«/fio//ischen Wage ist aus den Fig. 30 — 35 

 ersichtlicli. Dabei l)ietet Fig. 30 die Längsansiclit von rückwärts, Fig. 31 

 die <^ueransicht, dio Fig. 32 — 35 zeigen die Avielitigsten Einzelnheiten. 



Fig. 31. 



Seitenansicht der Salvioni wage. 



Auf einer mit di-ei Stellschrauben versehenen Fuliplatte von l'ali.san- 

 derholz ist die horizontale Messingführung i^ befestigt, in der mit sanfter 

 Heibung die Führung gleitet, die die Säule C trägt. An dieser befindet 

 sich der verschiebbare Träger S, an dem das Ende der Glasfeder /' be- 



Pig. 32. 



a 



a' 



Zur Salvioniwage. 



festigt ist. Die Führung B endigt (Fig. 30 links) in einem Ansatz, auf 

 dem der Träger des Mikroskops M ruht: an demselben Träger ist auch 

 die Stellvorrichtung K befestigt. Päickwärts trägt die Messingführung B 

 einen Träger d für die kleinen Gewichte. Das Ganze ist von einem Ge- 

 häuse aus starkem Messingrahmen und Spiegelglasscheiben umgeben, das 



