Einrichtung ii. Gobrauch il. zu cliom. Zwecken verwentllian-n Mikr<iw:iL'fn. \l\\ 



(ilaskiiiiol von '2 cm DuiThiiR'ssor bclastt't iiimI das < .clunisc al»\\ecliseln<l 

 mit (k'in zu uiitorsuclicnclcn (ias und mit Liitt iiftiilli : i*. /.ur UcstiinmunR 

 der Wasserhaut \m (das und Mctallfu : .".. /ur ÜestimmunL'- der Adsorp- 

 tion von (Jasi'H durch Kohle. In aUcn dicken ITdlcn ciwics >i(li da» In- 

 strument als recht brauchbar. 



e) Weitere Abänderungen der Salvioni-Wage. 



1. Eine weitere, al»er kaum wesentliciu' Abamlerumr ertuhr die W atr»- 

 durch Charles M. Bazzoni.^) Kr erreichte mittidst eines (.Miar/fadnis von 

 0"l3wm Dicke eine Emptindlichkeit von noTy tiir einen 'reilstrich des 

 ( »kularmikrometers. Ein noch feinerer Faden eri:ab eine .soh-he von (H>I y. 

 Bazzoni .stellte (was übriiiens Salcioui länf,^st j^etunden hatte) die Flüchtig- 

 keit des Moschus fest. 



2. Bei der Darstelluui;- chemischer l'riiparate in sehr kleinem 

 Maßstäbe benutze ich neuestens eine •,'anz einfa<he S(drioni-\Sii]Hi. Sie 

 wird mit Hilfe einer (ilasfeder verfertif^t, die etwa O'im/» di.ck und \'l cm 

 lani> ist und deren freies Ende mittelst eines Wolframdiahtes ein Häkchen 

 trägt, an dem man ein Platinbü<>elsch;dchen bzw. -Filter.schälchen anhiinfjen 

 kann. Letzteres dient zum Absauj^en der Kristalle. Die Feder ist z. I'.. an 

 einer lotrecht aufgestellten (ilasscheibe (drehbar, s. Fig. 36) montiert und 

 das freie Ende spielt vor einer Kartonskala, die. empirisch geeicht. bi> zu 

 hOiiif/ reicht und halbe Milligramme sch.itzen liilU.'-i .Mikroskop und (ie- 

 häuse sind weggelas.sen, im unbenutzten Zustand stülpt man eine (ilasglocke 

 über das Instrumentchen. Seine Herstellung erfordert keine Kosten, die 

 Wägungeu gehen sehr schnell vonstatten, auch ist es gegen Erschütterungen 

 und Laboratoriumsluft unempfindlich. 



II. Direkt zeigende Torsioiiswacje von Hartniann und Braun, 



A.-G., Frankfurt a. lYI. 



Die ..Torsionswage' von Haitntann und Braun ist gleichfali.» eine 

 Schnellwage der Mikrochemie. Die Einrichtimg ist aus der folgenden 

 Fig. ."m zu entnehmen.») Eine zarte, zwi.schen Spitzen gelagerte Achse, 

 an deren Enden sich die Federn F und ./' befinden, trügt einen leichten 

 Arm a, der mit dem Zeiger h verbunden ist. \ du den beiden Federn ist 

 die rückwärtige,/' mit der Justierschraube <i in \erbindung, die v«irdere 

 F hingegen mit einem Stellhebel iL dessen Dndiung an dem Zeiger <• al>- 

 gelesen werden kann, der sich vor einer Kreisteilung bewegt. Dreht nian 



') .lomn. nf tho [Vanklin Institute. ISO. lf,I d'.Möi. Keffriert im iheni. /.entralM 



I. 237 (l'.dü). 



-) Darnacli ist ilas Instnunentrlicn im Sinno der cinjran^rs (jet'obonon l»cfmition 

 keine Mikrowage. Die Erwähnung erfolgte, weil es bei niiknichomisrhcn .Nrboilcn jjutc 

 Dienste leisten kann. 



') Fr. Voller, Zeitsclir. f. angew. ( liemie. 28. S. .■)4 (1916). 



9* 



