132 



F. Emich. 



Fig. 



d im Sinne des Uhrzeigers, so wird die Feder F entspannt, drelit man 

 im entgegengesetzten Sinne, so wird sie gespannt. Im letzteren Falle wird 

 unter Vermittlung der Leder F der Hebel (Balken) a gehol)en. Das zu 

 wägende Objekt, z. V>. ein Bügelschälchen, hängt man in den am Fude 

 von (t befindlichen Haken ein. Um das Gewicht zu erfahren, ist es nur 

 notwendig, den Hebel d so lange zu bewegen, bis der Zeiger A auf eine 

 bestimmte Marke, die die Nullstellung angibt, einspielt. Für die rasche Be- 

 ruhigung des Balkens sorgt eine magnetische Dämpfung, ein leichtes Alu- 

 miuiumscheibchen, das sich zwischen den Bolen eines permanenten Magneten 



bewegt. Infolge dieser Ein- 

 richtung erfolgt die Ein- 

 stellung des Zeigers fast 

 aperiodisch. 



Die Justierfeder /' 

 kann vorgespannt werden, 

 dadurch labt sich der Bal- 

 ken mit einer Last in An- 

 spruch nehmen, die die 

 Maximalbelastung um Vs 

 bis V2 ilii'ßs normalen Wer- 

 tes übersteigt. 



Die Intervalle der 

 Skala entsprechen einem 

 bestimmten Gewichts- 

 wert; bei dem für unsere 

 Zwecke in erster Linie in 

 Betracht kommenden Mo- 

 dell z. B. 0-02 mg. Man kann 

 etwa den vierten Teil eines 

 Intervalls noch schätzen, 

 also bis auf etwa OOO.') nuj 

 genau wägen. 



Die äußere Gestalt 

 des Instruments ist aus 

 Fig. 08 ersichtlich. Dabei haben die Buchstaben a, b, c und d dieselbe Be- 

 deutung, wie in der Fig. 37. Wir erkennen, daß die Wage auf einer mit 

 Fußschrauben versehenen Säule steht, so daß das Instrument unter Zuhilfe- 

 nahme des Senkels lotrecht eingestellt werden kann. Der Mechanismus ist 

 in dem Gehäuse enthalten, Skala, F^instellhebel und die beiden Zeiger b und 

 c sind sichtbar. Das Ende des Balkens ragt bei a aus dem Gehäuse heraus. 

 Während der Wägung klappt man die Blechkappe rechts zu, damit Balken 

 und Schälchen vor Luftströmimgen geschützt sind. 



Der Hebel der nicht gezeichneten Arretierung ragt links unten aus dem 

 Gehäuse heraus. Zur \'ermeidung parallaktischer Ablesefehler können die 

 Zeiger als Messerzeiger ausgebildet und die Skala mit einem über 



Bau dor Torsionsfederwage von Hurlmmiii und Braun. 



