136 F. Emidi. 



der Federwage oder der .Staiiiie H oder endlich dui'ch \'erschiel)en der 

 Skala leicht zu erreichen ist. Hernach zeigt man die Proportionalität der 

 Ausschläge durch Auflegen von zwei oder drei (gut justierten) Zentigramm- 

 gewichten. Endlich kann die Bestimmung vorgenommen werden, sie dauert 

 bei Anwendung von Gips etwa 8 Minuten und ergibt stets einen AVasser- 

 gehalt von 20-7 — 20-l)7o f=^tatt der berechneten 20-'Jo/o. Der Materialauf- 

 wand beträgt etwa 'lOmg. Wenn man den Apparat nicht braucht, spannt 

 man die Feder durch Auflegen eines größeren (iewichtes so weit, als 

 es die Dimensionen des Kästchens gestatten. 



Daß sich der Apparat zu weiteren \'orlesangsversuchen (und auch zu approxima- 

 tiven Bestimmungen üherhaupt) eignet, hraucht kaum hervorgehohen zu werden. Tariert 

 man ein (^) uarzglasstah ch e n, so kann die Flüchtigkeit des Materials nach kurzem Er- 

 hitzen in der lüiallgasflamme festgestellt werden. ') Unfer anderem habe ich auch Gas- 

 dichtebestimmungen in der Weise ausgeführt, daß an Stelle des 'Glühschälchens 

 ein leichtes Glaskügelchen von etwa 24inni Durciiniesser aufgehängt wurde. Das Gehäuse 

 wurde durch Verschmieren mit Vaselin abgedichtet und mit zwei Zuleitungsröhren ver- 

 sehen, die zu Entwicklunesapparaten für ^^'asserstoff und Kohlensäure führten. Aus 

 dem Stande der Marke in Luft, Wasserstoff und Kohlensäure ergab sich die Dichte 

 der letzteren in drei Versuchen zu 



1-53. 1-5-2 und 103 

 anstatt 1 -53 für Luft = 1. Da die Feder durch das Glaskügelchen stark gedehnt N\ird. 

 muß man aber die Röhre B (Fig. 39) entsprechend lang (z. B. gegen V2"*) wählen und 

 der Apparat verliert dadurch an Handlichkeit.-) 



Bei genaueren Versuchen, bei welchen die ^'erlängerung der Feder mittelst eines 

 Ilorizontalmikroskops gemessen wurde, hat sich der Apparat wegen der Inkonstanz der 

 Nullage, die wohl vor allem mit der elastischen Nachwirkung der Feder zusammen- 

 hängt, bisher nicht l)owährt. 



D. Mikrowagen mit elektromagnetischer 



Kompensation. 



I. Die Wage von Knut Ängström. 



Im Jahre 1 i^Hö beschrieb Angström eine Mikrowage mit elektro- 

 magnetischer Kompensation. '^l Das Instrument Fig. 41 l)esaß einen Alu- 

 miniumbalken von 2 X 4:6'! mm Länge und 2-^]f/ (iewicht, der eine Be- 

 lastung von etwa 1// vertrug. Er war an Kokonfäden aufgehängt und in 

 ähnlicher Weise wurden auch die Gehänge mit dem Balken verbunden; 

 zu diesem Zwecke bestehen die Achsen C, I) und E aus kleinen Glasi-öhren. 

 Q ist ein Glimmerplättchen , das als Luftdämpfung dient. Der kleine 

 Spiegel S ermöglicht die Ablesung mit Fernrohr und Skala. Durch den 

 Anschlag W werden die Bewegungen des Balkens entsprechend begrenzt. 



n Vgl. S. 70. 



^) Die bisher benötigten Projektionsfederwagen hat mir Herr Universitätsmecha- 

 niker G. Roczek (riiysiologischfs Institut. (Jraz) angefertigt, die fabriksmäßige Her- 

 stellung dürfte die Firma Spindlor & lloyer ((iöttingon) übernehmen. 



^) (")fersigt af kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar. Femtion deaudra är- 

 gänden. Stockholm. S. 643 (1895). 



