138 F. Km ich. 



die das Wäf>egiit ti-ägt, in einen elektrischen Ofen eingesenkt werden. 

 Durch Anwendung eines entsprechenden Stromes in der Spule, die die 

 Anziehung besorgt, kann der Balken imniei' in die Xullage gebracht, bzw. 

 in ihr ei'halten werden. Die Ablesung am (Jalvanometer läßt ohne weiteres 

 das (iewicht des AVägegutes erkennen, da Stromstärke und Belastung 

 einander proportional sind. Man kann auch einen Xebenschluß beim 

 Galvanometer so abgleichen , daß die Gewichte unmittelbar in einer be- 

 stimmten p]inlieit abgelesen werden köimen. 



Wichtig ist. daß der Magnetismus der Xadel unverändert bleibt: die 

 Spule darf deshalb nur mit sehr schwachen Strömen beschickt werden, 

 auch soll sich die Nadel nicht erwärmen. Urhain konstruierte die Wage 

 so, daß einige Milligramme mit einer Genauigkeit von der Ordnung der 

 Hundertstelmilligramme gewogen werden konnten. Wir sehen also, daß die 

 absolute (lenauigkeit der ^ly/r/.s//v';;/^-Wage nicht erreicht wurde: übrigens 

 wird diese auch nicht erwähnt. 



Der Balken mußte mit lUicksicht auf die sich entwickelnden Gase 

 aus indifferentem Material bestehen. Urhain setzte ihn aus Glasstäbchen 

 von Vioo'""' Dicke zusammen, gab ihm Dreiecksform und ^cm Länge. 

 An Stelle von Schneiden gelangten Platindrähte von ■y^oQ-tnm Dicke zur 

 Anwendung. Die Tragkraft betrug etwa \00 in;/. 



Die Eichung geschah mittelst gewöhnlicher Gewichte bei voller Be- 

 lastung, da sich die Empfindlichkeit mit dei" Belastung veränderte. 



Dei' elektrische Ofen, der nur für nicht sehr hohe Temperaturen 

 gebraucht wurde, bestand aus einem Dewargefäß, in das eine dünndrahtige 

 Spule eingesenkt wurde ; die Drähte waren durch ein Gestell aus Glasstäben 

 gestützt. Die Erwärmung des Ofens beeinträchtigte, wie Urhain mitteilt, 

 die Angaben der Wage nicht merklich. 



III. Hochempfindliche Mikrowage mit elektromagnetischer 



Kompensation. M 



Da das Arbeiten mit elektromagnetischer Kompensation eine Beihe 

 von \'orteilen versprach, habe ich versucht, die Ainfströin-WngQ entsprechend 

 zu verfeinern. Es ist dies, wie die folgenden Zeilen beweisen, geglückt, indem 

 gegenüber dem ursprünglichen Modell rund die hundeitfache Empfindlich- 

 keit erreicht wurde. Dabei ist die neue Wage verhältnismäßig leicht zu- 

 sammenzustellen, da man das Gehäuse bei jedem Mechaniker anfertigen 

 lassen kann, und da der Balken ebenso einfach ist. wie der der JS'cmsf- 

 wagen. Die sonst notwendigen Behelfe, wie Widerstand und (Galvanometer, 

 sind in den meisten chemischen Instituten vorhanden, so dalj als nennens- 

 werte Anschaffung fast nur das Horizontaliuiki'oskop übrig bleibt. 



Bei dem Bau des Instrumentes war u. a. der Gedanke maßgebend, 

 es möglichst als ,. Nullinstrument" einzurichten. Es gelang dies dadurch. 



') Noch nicht vpniffcntliclit. — Über einschlägige vorläufige Mitteilungen vgl. 

 Chem.-Ztg. S. 1462 (1913) und Die Xaturwisseuschafton. 3. Jhrg. S. 6*)8 (1915). 



