140 



F. Emich. 



a) Das (ieJiäuse, 



in Fig. 42 im Durchschnitt gezeichnet, besteht aus einem Messingkästchen 

 Ä B, das einen aufgeschliffeneii, abnehmbai-en Deckel C besitzt. Zur Fixie- 

 rung clessell)en dienen die beiden Schrauben Hnks und rechts. In der vor- 

 deren und in der rückwärtigen Gehiiusewand befindet sich je eine Fenster- 

 öffnung, die mittelst eines aufgekitteten Deckgläschens (ca. V2 ^"w^ tlick) 

 verschlossen ist. Das rückwärtige Fenster ist bei E sichtbar, das vordere 

 befindet sich an der korrespondierenden Stelle der Vorderwand. In den 



Fig. 42. 



Verfeinerte Ängströmwage. 



Boden des Kästchens sind zwei Rohrsutzen /' und G eingelötet, in die je 

 ein (dasrohr (mittelst Piceinj eingekittet ist. Das Glasrohr links besteht 

 wie bei dem Gehäuse von Stccle und Grant aus zwei aufeinandergeschlif- 

 fenen Teilen, das Kohr rechts ist bloß mit einem Kork H verschlossen. >) 

 Das probieri-ohrartige Verschluürohr ,/ trägt unten einen Korkgriff K. der 

 sich bei der Drehung des Rohres nach rückwärts auf eine passende ün- 



') Für (las Iiolir rechts besteht keine eigentliche Notwendigkeit. Ich halie es 

 hauptsächlich aus Gründen der Symmetrie (um die Luftströmungen entsprechend zu 

 beeinflussen) angebracht. 



