144 F. Emich. 



dichten. Schlielilicli wird der Balken mittelst Schellack an den Quarzfaden 

 angekittet und das (iehäuse definitiv zusammengestellt. 



r>ei dem zuletzt benutzten Modell entsprechen 10 Teilstriche des Oku- 

 larmikrometers etwa löy. Für so klein(> (Gewichte benutze ich Aluminium- 

 draht von ca. 50 |J. Durchmesser. 1) Man kann z.B. unter dem binokularen 

 Mikroskope ganz gut Stückchen von 0"2 mii/ abschneiden, die sich mittelst 

 einer Präpariernadel (angenehmer als Pinzette) in das Schälchen einführen 

 lassen. Zur genaueren Auswertung dient die Messung der Stromstärke, 

 worauf wir unten zu .sprechen kommen. Dann kann natürlich auch ein 

 Stückchen Platindraht von 0"1 — 0-2 m;/ Gewicht, das auf der Kiihhinniii- 

 AVage gewogen wurde, benutzt werden. 



Die Bewegung des Balkens soll auf einen kleinen Winkel beschränkt 

 werden. Das kann natürlich in verschiedener Weise geschehen. Ain ein- 

 fachsten ist es wohl, wenn man quer über die Drähte R zwei passend 

 geformte Platindrähte oder Quarzstäbchen so legt, dali der Balken etwa 

 in den Punkten S (Fig. 43) anstößt. Diese Drähte sind nicht eingezeichnet. 

 Fiine Arretierung besitzt der Balken nicht: sie ist ganz unnötig. 



p]in leichter Papierschirm v f^ schützt die Wage vor den Wärmestrahlen, 

 die vom Kopf des Beobachters ausgehen. 



2. Gebrauch der Wage bei Rückstandsbestimmungen. 



Das Arbeiten mit der elektromagnetischen Mikrowage ist ein sehr 

 einfaches und rasches; es ergibt sich aus dem bisher (xesagten fast von 

 selbst. 



Man bringt die Wage, wenn nötig, ins Gleichgewicht, so daß der 

 Balken frei zwischen den Drähten schwingt, die seine Bewegung begren- 

 zen. Ich verfahre zu diesem Zweck wie bei der hochempfindlichen Xernst- 

 Wage, d. h. ich mache die Schälchen (Arbeits- und Kontrollschälchen) so 

 lange leichter oder schwerer, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Eine 

 genaue Einstellung auf einen bestimmten Teilstrich des Okularmikrometers 

 ist natürlich nicht notwendig, da man zu diesem Zweck das Mikroskop 

 mittelst Schraube II (Fig. 44) heben oder senken kann. Wohl aber ist es 

 aus nahehegenden Gründen wünschenswert, daß Arbeits- und Kontroll- 

 schälchen annähernd denselben Ausschlag hervorbringen. Eine Überein- 

 stimmung auf 0001 mr/ ist nicht schwer zu erreichen. Um den im Anfang 

 lebhaft schwingenden Balken zu beruhigen, schließt man den Kompensa- 

 tionsstrom durch kürzeres oder längeres Niederdrücken des Tasters. Dabei 

 wird ein größerer Widerstand, z. B. 10.000 Ohm, eingeschaltet. Hat man 

 die gewünschte Einstellung erreicht, so wird z. P). das Arbeits- mit dem 

 Kontrollschälchen vertauscht, neuerdings abgelesen und diese Vertauschung 



*) „Haardraht" von Hartmann und Braun, A.-(J. Frankfurt a. M. Von einem Draht 

 von ,,0'051.3ww" Durchmesser wogen IQ cm Q-Ql ing. (Die Rechnung ergibt dann unter 

 Zugrundelegung der gewöhnlichen Dichte des Aluminiums einen etwas größeren Durch- 

 messer.) 



