Eiuiic'htmig u. Gebrauch il. zu clierii. /wei-keu vcrweiidbaroii Mikruwaifcii I4r> 



einige Male wiederholt. So ergeben sich die licfiiiitiveii Iluiu'lagcn iiikI man 

 erhält die (iewiihr, dai» die Wage einen stationären Zustand ange- 

 nommen hat. Er pflegt sich dann innerhalb der Arbeit.s/.eit, die für 

 eine Kiickstandsbestimmnng erforderlich ist. nicht merklich /n ilndern 

 Tritt dennoch eine kloine Änderung ein. so kann die Nullage mittelst der 

 Schraube (11) ^c^ ^Mikroskops korrigiert werden. Natürlich sind die Schal- 

 chen gut vor Staub zu .schützen und vor dem (Jebrauch schwach auszu- 

 glühen. Das KontrollschiUchen hiini.^ immer an der Wage, wenn sie nicht 

 gebraucht wird; vgl. darüber die liochemi>fiiidliche AVr/^s7-Wage. 



Zur Aufnahme von Arbeit.s- und Kontioll.schiilchen dient ein kleiner 

 Doppellöffel aus Platinblech (etwa nach Abbildung 24, S. \V2): die Ver- 

 tiefungen desselben sind halbkugeh'örmig (Durchmesser der Halbkugel etwa 

 iMHiH). damit die kleinen Schälchen nicht umfallen. Ein gerade nicht ge- 

 brauchtes Schälchen hängt man an einem l'latinhäkchen auf. das z. li. in 

 dem Kork eines l'ulvergläschens steckt. So ist das Schälclien immer be- 

 quem zugänglich und vor Staub geschützt. 



Hat man das Arbeitsschälchen mit dem Wägegut be.schirkt. .so wird 

 es wieder eingehängt; natürlich senkt sich jetzt der IJalken. Man stellt 

 nun bei großem Vorschaltwiderstand den Taster auf dauernden Kontakt»» 

 und verringert den Widerstand .systematisch so lange, bis die (Jleich- 

 gewichtslage erreicht ist. Das geht nicht langsamer, eher schneller von 

 statten, wie das Auflegen der Gewichte bei der Analysen wage, da ja das 

 fortwährende Arretieren wegfällt. Schließlich wird die Stromstärke am 

 Galvanometer abgelesen. Sie ist, wie schon Vrljoiu gefunden hat. 

 dem (Tewicht des Wägegutes proportional. 



Es versteht sich, daß man das Galvanometer zuerst immer auf die 

 kleinste Empfindlichkeit schaltet und .sie erst nach und nach .<(> weit als 

 nötig vergößert. 



Dei dem in Kode stehenden Modell ergab sich durch WiiguuLr <tii.> 

 riatindrahtes von 0096 wr/ Gewicht, daß 



1 Milliampere. . . .OTSy ents[irach. 



Da das Galvanometer 0^2 Milliampere abzulc^^en und 0"(i"_' .Milliampere 

 zu schätzen erlaubte, betrug die kleinste schätzbare (icwichtsmeiiL'-e 



• 1 .') Y oder • 00 1 .') m </. 



Nach dem oben Angegebenen brachte die.NC Masse noch eine gut 

 erkennbare Änderung der Gleichgewichtslage hervor. Auch die Konstanz 

 der letzteren war bei dieser Empfindlichkeit eine völlig zufrieden- 

 stellende. Man könnte mit der angegebenen Einrichtung vielleicht noch 

 ein bißchen weiter gehen, ich habe aber darauf verzi«htet. weil schon das 

 Arbeiten mit Hundertstelmilligrammen. d;i< der erwähnten Kmpfindlichkeit 



•) Bekuiintlicli l)esitzcii die J/o/^r-Tastcr /.n ili.Min /.-.... .•ini' hcsondeir 

 Schraube. 



Abderhalden. }laiiclbacli diT bincbumischvii .\rbi>itKmi'lbo<lcn. I.\. 10 



