19i> 



K. Linsbauer. 



Fig. 47 



(Dimensionen: öO:i)0:'dO mi) und dem Außenkasten B (I)ini.: 60:40:40 cm) 

 ist mit Wasser gefüllt, das durch einen Thermoregulator (JO auf der ge- 

 wünschten Temperatur und durch zwei mit einem Motor in Verbindung 



stehende Ruderapparate D 1) in Bewegung erhalten 

 wird. Die Heizung erfolgt durch vier in den Boden- 

 raum eingebaute und von Kupferröhren ( Fj um- 

 hüllte (ilühlampen (E). Die vorderen Wände der 

 i)eiden Kästen bestehen aus Glas, die Deckel sind 

 abhebbar, der innere natürlich erst nach Ablassen 

 des darüber stehenden Wassers. Um dabei Wärme- 

 verkiste tunlichst einzuschränken, wird das Wasser 

 bei G in einen anderen Kasten übergeführt, der 

 mit Hilfe zweier Rollen an der Zimmerdecke ge- 

 hoben und gesenkt werden kann, wodurch das 

 Wasser in den Thermostaten zu- bzw. abfließt. 

 Dieser Kasten ist selbst wieder gegen Wärme- 

 verlust entsprechend geschützt. Eine von außen 

 drehbare Achse H mit Zeiger J und Gradbogen K 

 ist wasserdicht durch Außen- und Innenkasten 

 durchgeführt und trägt die Versuchsgefäße L. Durch 

 Drehen der Achse können die Versuchsobjekte von 

 außen her in jede beliebige Reizlage gebracht 

 werden. Mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe wird 

 frische Luft durch den Versuchsraum geleitet, dessen 

 Boden zur Erhaltung der erforderlichen Feuchtig- 

 keit mit Wasser bedeckt ist. 



Der Thermoregulator (konstruiert vom 

 Mechaniker des van 'tHoß'schen Laboratoriums De 

 Groot) besteht aus einem offenen Thermometer 

 mit großem Quecksilberreservoir A (lichte Weite 

 2*5 cm, Höhe 10 c}n) und dickwandiger Kapillare B. 

 In ersteres ist ein Platindraht ( bei D) eingeschmolzen, 

 der mit K in Kontakt steht und mit einer Akku- 

 mulatorenbatterie verbunden ist (Fig. 47). Ein 

 Platindraht /•'. welcher zu deren zweiten Pol führt, 

 kann durch den Kork L, der die Erweiterung E 

 verschließt, auf und ab bewegt werden und bewirkt 

 in übhcher Weise den Kontakt bei einem der ge- 

 wünschten Temperatur entsprechenden Quecksilber- 

 stand, wodurch die in denselben Stromkreis ge- 

 schalteten Heizlampen in Betrieb gesetzt w-erden. 

 Der ganze Apparat ist in einen Kupfermantel eingeschlossen. 



Der Thermostat kann durch strömendes Wasser auch auf Tempera- 

 turen unter Zimmertemperatur erhalten werden. Mit schmelzendem Fjs 

 kann die Temperatur auf 0» C, mit einer Mischung von 20 Teilen Soda 



Thermoregulator nach Rutgers. 



