202 



K. I.insbaucr. 



bar und auch imstande, gTößere Lasten zu tragen. Wiesner i) ließ einen der- 

 artigen Klinostaten (konstruiert von Univ.-Mechaniker Castagtia in Wien) 

 bauen, welcher bei exakter Einstellung mit Stellschrauben durch \'erwendung 

 von Kugellagern imstande ist, eine Last von über 70 kg zu rotieren. 



Der grollten Verbreitung unter den Uhrenklinostaten erfreut sich 

 das Pf'eß'rrsvhv Modell -) (Konstr. : Alhrcrht in Tübingen ), das in mehreren 

 (Irößen ausgeführt wird (Fig. 53). Die Regulierung erfolgt hier mittelst 

 Prügel, wodurch im (iegensatz zu den Pendel- und Ankeruhren ein durch- 

 aus stoßfreier (lang erzielt wird. Da diese Art der Regulierung gegen ein- 

 seitiges Übergewicht sehr empfindlich ist. ist eine besondere Zentriervor- 

 richtung angel)racht.3) 



Das Triebwerk samt Regulationseinrichtuug ist auf der Innenseite 

 des Deckels }> eines schweren Kastens h eingebaut und von einem Schutz- 

 gehäuse a umgeben. Auf der Außenseite des Deckels stehen 2. beim größeren 



Fiff. 52. 



KÜDostat nach Wiesuer. 



Modell o Zapfen vor. an welche die Rotationsachse c mittelst des Universal- 

 gelenkes / befestigt werden kann. Die Achse ruht ihrerseits auf den 

 Friktionsrollen o des Stativs d und trägt einen Topfhalter //, welcher wie 

 in der Fig. 03 in der Richtung der Achse oder normal zu ihr befestigt 

 werden kann. Sollen Keimpflanzen (Wurzeln) im feuchten Raum rotieren, 

 so verwendet man eine längere Achse m (Fig. r)3i?), welche einen 

 zentral durchbohrten Kork / mit den Versuchsobjekten und ein mit den 

 Korken A- befestigtes zylindrisches (Jlasgehäuse aufnimmt; in den Zylinder 

 wird etwas Wasser gefüllt, das beim Rotieren die Glaswände benetzt, so daß 

 die Objekte dauernd sich im feuchten Raum befinden und doch dabei ein 

 Beschlagen der (ilaswand verhindert wird. (Will man größere Objekte im 



') Kurze Beschreibung bei K. Linsbuuer, Deutsche Mechaaikerztg. S. 38 (1904). 

 -) W. Pfetfer, Handb. der Pflanzenphys. 2. S. 305 (1881); 2. Aufl. S. 571 (1904); 

 Derselbe, Bezugsquelle und Preis einiger Apparate. Bot. Ztg. 45. S. 27 (1887). 

 ') Über „Ansatzstücke zum Pfeflench^w Klinostaten'' siehe S. 212 u. 215. 



