208 K. Linsliauer. 



Lage fixiert werden. Die erzielbare I'apiergeschwindigkeit schwankt zwisclien 

 600 wm bis 00 KWnm in der Sekunde. Die ganze Papierschleife besitzt eine 

 maximale Länge von 2'/2 "'• Durch Einsetzen eines Topfhalters an Stelle der 

 Kvmographiontrommel wird der Apparat zum Klinostaten oder zu einer 

 Zentrifuge mit mäßiger Drehungsgeschwindigkeit. Da der Achse die Dimen- 

 sionen des Zapfens des Fffß'erschen Klinostaten gegeben wurden, lassen 

 sich die Ansatzstücke hierfür ohneweiters verwenden. Von einer Ausbalan- 

 cierung der 'j'öpfe wurde zunächst abgesehen, da i)ei der Kraft des Motors 

 und infolge der zwangläufigen Kuppelung des Räderwerks eine hinreichende 

 (Gleichförmigkeit der Rotation erzielt werden konnte: im Bedarfsfalle ist 

 die Achse mit Universalgelenk und Laufgewicht des Ffr/f'erschen Klino- 

 staten anzuschalten. 



4. HarreveldH Kliiiostat und Kliiiost.ateiiprnfimg. Jfarnveld ij 

 hat gegen alle Modelle der in Gebrauch stehenden Klinostaten den begründeten 

 Einwand erhoben, dal) sie bei Rotation um eine horizontale Achse unter der 

 Einwirkung exzentrischer Belastung eine periodische Ungleichmäßigkeit im 

 Gange aufweisen, wobei sich schon Exzentrizitäten geltend machen, die 

 mit der üblichen Zentriervorrichtung überhaupt nicht aufzufinden sind und 

 daher auf diesem Wege nicht kompensiert Averden können. Diese perio- 

 dische Ungleichmäßigkeit kann, so geringfügig sie an sich erscheint, das 

 Versuchsergebnis beeinflussen, insoferne als die geotropischen Reizimpulse 

 bei einer vollen Umdrehung sich nicht mehr vollständig kompensieren, so 

 daß durch Summation der nichtkompensierten Reizmomente eine Geoper- 

 zeption zustande kommen kann. Die periodische L^ngleichheit erreicht die 

 geringsten Beträge bei den Pendelklinostaten. die aber wegen ihrer ge- 

 ringen Tragkraft nur begrenzte Anwendung finden können; sie ist am 

 größten bei den Instrumenten mit Flügelregulation (Pfefer, Wortmann) 

 und läßt sich hier auch durch die sorgfältigste Zentrierung nicht genügend 

 beseitigen, zumal ein ungleicher Wasserverlust während des Versuches 

 und dgl. schon hinreicht, um die anfängliche Zentrierung wieder illusorisch 

 zu machen. Auch die Motorklinostaten sind von diesem Übelstande nicht 

 ganz frei: selbst die Rotation eines kräftigen Motors wird von einem 

 Übergewicht beeinflußt. Hamveld hat auf Grund der gesammelten Er- 

 fahrungen einen besonderen Klinostaten konstruiert, bei welchem ein voll- 

 kommen gleichmäßiger Gang selbst bei geringer Exzentrizität der zu be- 

 wegenden Last sichergestellt ist. Er ist für gewöhnliche und intermittierende 

 Rotation eingerichtet. Sein Bau beruht auf folgenden Prinzipien: ..Die 

 Triebkraft kann die Umdrehungsachse nur jede Sekunde oder jede n*" Se- 

 kunde um einen bestimmton Bogenteil weiter drehen. Die Umdrehungs- 

 achse wird bei dieser ruckweisen Bewegung jedesmal von einem (Gesperre 

 eingehalten, so daß der Spielraum im Eingriff der Zähne keinen ungünstigen 

 Einfluß haben kann. Die Drehung wird reguliert von einem Pendeluhrwerk. 



*) Ph. van Harreveld, Die Unzulänglichkeit der heutigen Klinostaten für reizphys 



Untersuchungen. Rec. des Trav. Bot. Neerlandais. 3. S. 17H (1907) 



