212 



K. Liusbauer. 



Fig. 58. 



gegenseitigen Abstand von 77° besitzen. Die untere Öffnung der Gläschen ist durcli 

 einen Kork (3Üj verschlossen, durch welchen ein Silberdruht geführt ist: durch Heben 

 und Senken des Korks läßt sich das Niveau der Quecksilberkuppen etwas über die 

 Mündung der Rohrchen vorschieben, so daß die vier Platinspitzen bei der Rotation 

 durch die Quecksilbertropfen streichen und dabei einen vorübergehenden Schluß des 

 Relaisstromes herstellen, wie aus der Fig. öS ohne weiteres ersichtlich ist. Jst die Platin- 

 spitze bei der weiteren Drehung um 77* vorgerückt, so wird der Strom erneut ge- 

 schlossen, wodurch die Wippe abermals gekippt und der Chronograpli durch den er- 

 neuten Druck auf seine Krone gehemmt wird. Jetzt wird die Stellung des Sekunden- 

 zeigers notiert: ein Druck mit der Hand läßt den Zeiger auf Null zurückspringen. Ist 



bei schneller Rotation die Zeit zu 

 karz, um den Chronographen ali- 

 zulesen und den Zeiger auf Null zu 

 stellen, so kann ein drittem Queck- 

 silberröhrchen links neben 2(5 

 postiert werden. l)urch den hier 

 erfolgenden erneuten Stromschluß 

 wird dann das Zurückspringen des 

 Chronographenzeigers auf Null 

 automatisch besorgt. 



5. Kliiiostaten für be- 

 sondere Zwecke. 



a) Eine Rotation unter 

 Wasser läßt sich leicht mit Hilfe 

 der meisten Klinostaten improvi- 

 sieren, indem man auf der Rotations- 

 achse eine Transmissionsscheil)e 

 befestigt und mittelst Transmis- 

 sionsriemens (am besten eines Kaut- 

 schukbandes) eine unter Wasser 

 befindlicheWelle in Bewegung setzt. 

 Die Lager können einfach nach 

 dem Vorgange von Richter^] durch 

 gekreuzte Glasstäbe ersetzt werden, 

 wenn dafür Sorge getragen wird, daß 

 die Welle durch Gewichte gegen die 

 Lager gepreßt wird, was Richter 

 durch zwei Kieselsteine erreichte, 

 welche an 2 auf der Welle gleiten- 

 den Schlingen angebracht waren. 



6) Intermittierender 

 Klinostat. Er ist dazu be- 

 stimmt, das Versuchsobjekt intermittierend geotropisch zu reizen. Einen für 

 die meisten Zwecke vorzüglich geeigneten Apparat verdanken wir FiUhtg 

 (Konstruktion von Älhrechf in Tübingen).-) Das handliche, auf den Pfeff'cr- 

 schen Klinostaten leicht adjustierbare Instrument sei wegen der vielfachen 

 Verwendung, das es bereits gefunden hat, ausführlicher beschrieben. 



ZahiiRcheibe mit Kontaktvorrichtunf? nach HarrereUI. 



^) J. Richter, Über Reaktionen der ('haraceen auf äußere Reize. Flora. 78. 

 S. 409 (1894). 



-) Fitting 1. c. S. 233 (1905). 



