65(; Hans Lieb. 



in einer über Anregung Prof. Pregh für die Zwecke der quantitativen 

 Mikroanalyse besonders geeigneten Ausführung gebaut. Obwohl ihre Ein- 

 richtung und das Wägen mit derselben in diesem Handbuch i) ausführlich 

 beschrieben und dort auch eine Abbildung zu finden ist, so muß sie doch 

 auch hier wieder erwähnt werden wegen einiger Eigentümlichkeiten und 

 einiger Verbesserungen, die inzwischen angebracht wurden. 



Die mikrochemische Wage zeigt bei der höchst zulässigen 

 Belastung von 20 Gramm dieselbe Empfindlichkeit wie im un- 

 belasteten Zustand und gestattet, die Wägung mit einer Genauig- 

 keit von ± 0"001 mg mühelos vorzunehmen, was sie einerseits der 

 Starrheit der Balkenkonstruktion, durch die bei einer Balkenlänge von 

 nur 70 mm auch bei der Maximalbelastung keine nachweisbare Durch- 

 biegung möglich ist, andrerseits dem Umstände verdankt, daß die drei 

 vollkommen geradlinigen Schneiden nicht nur in einer Ebene liegen, 

 sondern auch untereinander parallel sind; ferner verdankt sie die große 

 Empfindlichkeit der Verfeinerung der Methode des Schneidenschliffes durch 

 Kuhlmaun. Die Wage ist jetzt außer mit der an der Reiterverschiebung 

 mitfahrenden Lupe mit einem gegenüber den älteren Modellen vorteilhaft 

 angebrachten ä(|uilibrierten Vorderschieber des Gehäuses, einer Aufhänge- 

 vorrichtung an der linken Wagschale für die Absorptionsapparate und mit 

 einer von der Kegulierung der Empfindlichkeit unabhängig angebrachten 

 Fahne mit Rädchen zur Nullpunktseinstellung ausgestattet. Das Reiterlineal 

 besitzt 100 vollkommen gleichartig geschnittene Kerben, in die sich der 

 Reiter, besonders wenn man ihn durch einen seitlichen Stoß mit der 

 Reiterverschiebung in Schwingung versetzt, sich bis zum tiefsten 

 Punkt einreiten kann. Die W^age ist so gebaut, daß sie sich im unbelasteten 

 Zustand nur dann im Gleichgewicht befindet, wenn der 5 mg schwere 

 Reiter in der ersten mit ,,0'' bezeichneten Kerbe über dem linken Gehänge 

 sitzt. Das Aufsetzen des Reiters auf die Hundertste mit ,,10" bezeichnete 

 Kerbe über dem rechten (iehänge bedingt demnach eine Belastung der 

 Wage auf der rechten Seite mit 10 mg, eine Reiterverschiebung um 10 Kerben 

 entspricht also einer Belastungsänderung von 1 mg und eine Reiterver- 

 schiebung um einen Zahn einer solchen von 0-1 mg. Die am Reiterlineal 

 eingezeichneten Ziffei-n unter jeder zehnten Kerbe bedeuten ganze Milli- 

 gramme, wobei die Zählung von der mit „0" bezeichneten Kerbe nach 

 rechts fortlaufend erfolgt. 



Die Empfindlichkeit der mikrochemischen Wage muß derart einge- 

 stellt sein, daß die Verschiebung des Reiters um einen Zahn, also um 

 O'l mg, eine Ausschlagsdifferenz um 10 Teilstriche nach der entgegen- 

 gesetzten Seite an der durch die Spiegelablesung vergrößert erscheinen- 

 den Skala bewirkt. Demnach entspricht ein Ausschlagsunterschied von 

 einem Teilstrich an der Skala O'Ol mg. Da man aber schon nach 

 kurzer Übung die Ausschläge der schwingenden Wage auf Zehntel eines 



') Bd. 5. S. 1307-1311 (1^12). 



