570 Hans Lieb. 



sichtiuer IJehandluno- der Wage niemals notwendig, da die Wage bereits 

 mit genau eingestellter Empfindlichkeit von Kuhlmann geliefert wird. 



Um Objekte, die immer in Verwendung stehen, wie z. B. das Platin- 

 schiffchen, die Absorptionsapparate für die Kohlenstoff-Wasserstoffbestim- 

 mung. Filterröhrchen, Mikro-Neubauertiegel, Mikro-Platintiegel, möglichst be- 

 (jucm und rasch wägen zu können, ohne daß man genötigt wäre, viele Gewichte 

 aufzulegen, bedient man sich passender Taragewichte. Für das Platin- 

 schiffchen benützt man eine Tara aus Aluminiumdraht, die zum bequemen 

 Auflegen und Anfassen entsprechend gebogen wird und deren Gewicht 

 du]-ch Zufeilen derart mit dem Platinschiffchen in Übereinstimmung ge- 

 bracht wird, daß der Pieiter der Wage in eine der ersten lü Kerben zu 

 sitzen kommt, wodurch die Substanzwägung ohne Anwendung von Gewichten 

 nur mit Hilfe der Pieiterverschiebung und Zeigerablesung möglich ist. 



Als Taragewichte für schwerere Gegenstände, wie z. B. für 

 Absorptionsapparate, Filterröhrchen und Platintiegel, eignen sich dünn- 

 wandige Glasfläschchen, die von Kuhlnmnn in Hamburg, fortlaufend 

 numeriert, bezogen werden können. Das Austarieren erfolgt mittelst 

 kleinen Bleischrotes (sogenanntem Vogeldunstschrot Nr. 15), Die Tara- 

 wägung erspart einem nicht nur viel Zeit und Mühe, sondern hat auch 

 den Vorteil, daß Irrtümer beim Notieren der Gewichte viel seltener vor- 

 kommen. 



Die mikroanalytische Bestimmung von Kohlenstoff und 



Wasserstoff. 



Das in diesem Handbuch Bd. 5, S.lol 1—1332 (191 l>) von Freyl 

 beschriebene Verfahren zur Bestimmung des Kohlenstoffes und Wasser- 

 stoffes erfuhr seither in jeder Beziehung so viel Verbesserungen und Än- 

 derungen, daß es notwendig ist, ohne an das alte anzuknüpfen, eine voll- 

 ständige und ausführliche Beschreibung der neuen Methode zu geben. Es 

 wurden im Laufe unzähliger Versuche und Analysen alle möglichen Feh- 

 leniuellen aufgedeckt, alle schädlichen Einflüsse durchschaut und beseitigt 

 und alle Bedingungen genau ermittelt, die für das tadellose Gelingen einer 

 Bestimmung eingehalten werden müssen. Es sei besonders darauf hinge- 

 Aviesen, daß durch Verlängerung der Rohrfüllung der Quecksilr 

 bergasometer entbehrlich wurde, daß durch Einführen der Uni- 

 yersalfüllung in einem und demselben Verbrennungsrohr jede 

 Substanz, ob sie nun neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer- 

 stoff noch Stickstoff oder Halogen oder Schwefel oder alle ge- 

 nannten Elemente enthält, analysiert werden kann, und daß durch 

 vorteilhafte Abänderungen in der Konstruktion der Absorptionsapparate 

 nicht nur die Gewichtskonstanz derselben noch wesentlich erhöht, sondern 

 auch ihre Füllung sehr erleichtert wurde. Die Druck- und Geschwin- 

 digkeitsverhältnisse im ganzen System und besonders im Be- 

 reiche der Absorptionsapparate wurden als für das Endergeb- 



