<i7(^ Hans Lieb. 



anszuschalteii. umwickelt man dieses ungefähr an der Stelle, wo der Brems- 

 pfropf augebracht ist, mit einem 10 mm breiten Asbestpapierstreifen as 

 und steckt es in der Granate fest. 



Die Granate ^Yird dann in der Höhe so verstellt, daü das Verbrenuungs- 

 rohr auf dem rechtwinkeligen Kinschnitt an den beiden .Stirnseiten des 

 Verbrennungsgestelles gerade anfliegt. Die zwei parallelen seitlichen ^'er- 

 bindungsbleche des auf 4 Füßen ruhenden Verbrennnngsgestelles von 

 250. neuestens iiOO nnn Länge (Fig. 220) sind zu Iiinnen 11 umgestaltet, um 

 über dem (iestell ein grobmaschiges, zu einem halben Zylinder zusammen- 

 gebogenes P^isendrahtnetz T (Fig. 222) von 1()0. bzw. 190 utm Länge 

 anznbiingen. Dieser sogenannte Drahtnetztunnel T bewirkt eine gleich- 

 mäbige Erhitzung der oxydierenden Schichte des Kohres. Um diese gegen 

 direkte Erhitzung und IJerührung durch die Flammen zu schützen, schiebt 

 man eine engmaschige 160. bzw. 190 m)i/ lange Eisendrahtnetzrolle Kl und 

 eine ebensolche Ek von H") — 40 )in)i Länge über das liohr. Die außerhalb 

 der Granate befindliche RohrtuUung wird durch einen IbO mm. neuestens 

 170w>// langen Langbrenner LB, der sich durch eine annähernd gleiche 

 Flammenhöhe in seiner ganzen Länge und durch eine feine Regulierung 

 auszeichnet, gleichmäßig erhitzt. 



Die Apparatui' für die Kohlenstoff-Wasserstoff-Hestimmung kann auf 

 jedem Arbeitstisch aufgestellt werden, dessen Tischplatte gegen die Hitze 

 am besten durch eine Eternitplatte als Unterlage geschützt wird. Man 

 benütze nicht den allgemeinen Arbeitsraum, sondern besser einen kleinen 

 abgesonderten Raum ; ja sogar im Wagenzimmer kann die Aufstellung 

 erfolgen, aber nicht etwa neben der mikrochemischen Wage, sondern nur 

 an der ihr gegenüber hegenden Wand. Unter keinen Umständen 

 dai"f aber der Verbrennungsraum vom Wagenzimmer weit ent- 

 fernt sein, da bei einem Temperaturunterschied zwischen den zwei Räumen 

 die Gewichtskonstanz der Absorptionsapparate ungünstig beeinflußt wird. 



Die Absorptionsapparate. 



Die für die Absorption von Wasser und Kohlendioxyd verwendeten 

 neuen Apparate (Fig. 223 ) sind so gebaut, daß durch Anbringen von Vor- 

 kammern zwischen kapillaren Verjüngungen vor den Absorptionsmitteln 

 eine hohe (iewichtskonstanz bedingt ist: denn dadurch, daß die durch die 

 Verengungen diffundierende feuchte Luft plötzlich in ein weites Strombett 

 tritt, kommt es zu einem abgestuften Diffusionsgefälle. Der röhrenförmige 

 Anteil der Absorptionsapparate hat einen äußeren Durchmesser von 8 — \Omm 

 bei einer Länge des Füllungsraumes für das CMorkalziumrohr von 't^Omm, 

 für das Xatronkalkrohi- von 120 mm. Das eine Ende ist durch eine dünne 

 Glaswand, die mit einer 0'5 — 1 mm weiten (")ftnung in der Mitte versehen 

 ist, gegen die Vorkam mei- abgeschlossen. An diese ist das 20 — 25 mm 

 lange Ansatzröhrchen von ;J — iJ-öwm äußerem Durchmesser angesetzt, das 

 zwei kapillare Verengungen des Lumens von Oi bis höchstens 0-2 mm 

 Durchmesser aufweist, zwischen denen der Raum weit gelassen wurde, um 



