(530 Hans Lieb. 



Das Natronkalk rohr wird in ähnlicher Weise zuerst mit Watte, 

 dann mit einer oO nun lanj^en Schichte hirsekorngroßen, schaumigen 

 Chlorkalziums beschickt, auf welches ein Wattebäuschchen gebracht wird. 

 Den noch leeren größeren Rohranteil füllt man mit hirsekorngroliem. ganz 

 schwach befeuchtetem Natronkalk i)is unter den Schliff, gibt etwas 

 feuchte Watte oder (daswolle darauf, kittet den llohlstöpsel ein und entfernt 

 sorgfältig den Tberschulj von Kitt , worauf man nach Anschalten an die 

 3/ar/o/^esche Flasche 100 cin-^ Luft durchsaugt. Die schwache ISefeuchtung 

 des Natronkalkes vor dem Einfüllen, die am besten in einer großen 

 Abdampfschale mit einem Wasserzerstäubungsapparat vorgenommen wird, 

 ist unbedingt notwendig, da ein vollkommen trockenes Präparat Kohlen- 

 dioxyd nur unvollkommen absorbiert. Eine Füllung des Rohres reicht für 

 die sichere Absorption von 50 mg Kohlendioxyd. Man kann also gewöhnlicli 

 vier Analysen nacheinander ausführen. Darnach ist nur die Natronkalk- 

 füllung zu erneuern, während die Chlorkalziumschichte erst nach D- bi> 

 Tmaliger Füllung mit Natronkalk wieder gewechselt werden muß. 



Die gefüllten Absorptionsapparate werden bei Nichtgebrauch mit 

 passenden Schlauchkappen verschlossen auf einen Schreibt'ederständer, nur 

 auf zwei Funkten aufliegend, neben der Wage aufbewahrt. 



\'or Gel)rauch werden die Schlauchkappen abgenommen und die 

 Apparate sorgfältig gereinigt und abgewischt. Die Feinigung 

 nimmt man mit einem feuchten Flanellappen. das Trockenabwischeu 

 mit zwei Rehlederlä'ppchen vor. Da der Anfänger gxn'ade i)ei dieser 

 Rjehandlung der Absorptionsapparate häufig schwere Fehler begeht, so sei 

 mit einigen Worten die Art und Weise des Abwischens geschildert. Nachdem 

 man mit dem nicht zu feuchten, gut ausgedrückten Flanellai)pen die eine 

 Hälfte des Apparates allseits gereinigt hat, faßt man diesen Teil mit 

 einem Rehlederläppchen und reinigt nun die zweite Hälfte mit dem Flanell. 

 Dann wischt man unter Zuhilfenahme eines zweiten Rehlederläppchen> 

 den Apparat, dessen Glasoberfläche jetzt nicht mehr mit den Fingern 

 berührt werden daii, allseits trocken ab, bis man das Gefühl des leichten 

 Darübergleitens hat. Die Bewegung beim Al)wischen soll immer von der 

 Mitte aus unter Drehen des Apparates über die Ansatzröhrchen hinweg 

 erfolgen, niemals aber umgekehrt. Besonders die .Vnsatzröhrchen müssen 

 soi'gfältig gereinigt werden, wobei aber darauf zu achten ist. daß nicht 

 etwa Feuchtigkeit in das Innere der Köhrchen gelangt. \'or allem sei 

 hervorgeho))en — und dies gilt besonders für die Reinigung der Apparate 

 nach vollendeter Nerbrennung — , daß das .Vbwischen rasch zu ge- 

 schehen hat und daß man starkes Reiben und Drücken unbe- 

 dingt vermeiden muß, da dies eine Erwärmung de^ Apparates mit 

 nachtriigiichem Ansaugen feuchter Zimmerluft i)eim Abkühlen zur Folge hat. 

 Bevor man den Apparat auf den Federständer legt, ohne ihn jetzt noch mit 

 den Fingern zu berühren, gewöhne man sich daran, die Ansatzröhrchen mit 

 einem auf einem dünnen Eisendraht fest gedrehten Wattebäuschchen auch 

 innen auszuwischen. 



