1382 Hans Lieb. 



vor<ienommon oder es sind die kapillaren \erjiiniiuniJen an den Ansatz- 

 röhrchen zn weit oder die \'orkammern im \'erhältnis zur (iröße des 

 Füllnngsraumes zn klein oder es sind Temperatursehwanknngen im AVä- 

 gmigsraume eingetreten. Nur an schwülen Sommer tagen bei großem 

 Feuchtigkeitsgehalt der Luft ist trotz aller Vorsichtsmaßriegeln 

 eine Gewichtszunahme von OOB — 004w</ nicht auszuschalten, was 

 zwar beim C'hlorkalzinmrohr nicht besonders in Betracht kommt und keinen 

 nennenswerten Fehler bedingt, da ja nur ein Neuntel des Gewichtszuwachses 

 der Wassei-stot'fmenge entspricht, beim Xatronkalkrolir aber schon einen 

 Fehler von einigen Zehntel Prozenten ausmacht. Man kann diese Gewichts- 

 zunahme des Xatronkalkrohres fast vollkommen ausschalten, wenn man 

 nach dem Füllen desselben in die ^'orkammer ein Wassertröpfchen 

 durch Ansaugen mit der Maiiotteschen Flasche einbringt, wobei darauf zu 

 sehen ist, daß das Ansatzröhrchen durch Anwärmen mit einer Flamme 

 vollkommen getrocknet wird. Diese kleine Wassermenge in der Vorkammer 

 genügt, daß in gleichen Zeiten ungefähr ebenso viel Wasser von hier aus 

 abdunstet, -als von der anderen Seite Feuchtigkeit aufgenommen wird. 



Häufig beobachtet man. daß die Apparate unmittelbar nach dem 

 -Vuflegen auf die Wage ein etwas höheres Gewicht zeigen als einige Mi- 

 nuten später, weshalb man sie immer erst nach :> — 5 Minuten langem 

 Hängen in der geschlossenen Wage endgültig wägt. 



Schließlich beachte man auch, daß die zu verbindenden Glas- 

 teile, das sind der Schnabel des Verbrennungsrohres und die Ansatzröhr- 

 chen an den Alxsorptionsapparaten, möglichst gleich dimensioniert 

 sind, daß ihr Dui'chmesser 3 — :V5mw betrage und die Durchmesser- 

 differenz zweier miteinander zu verbindender (ilasteile niemals 

 mehr als höchstens 0*5 y^^^y^i betrage: denn eine größere Differenz kann 

 zur Entstehung eines schädlichen Raumes zwischen den (ilasteilen und 

 der darüber gezogenen Schlauchverbindung und damit zu (Jasverlusten 

 führen. 



Die Verbindung der Absorptionsapparate untereinander 

 und mit dem Schnabel des Verbrennungsrohres erfolgt mittels 

 gut passender, einer Vorbehandlung unterzogener dickwandiger 

 Kautschuk schlauchstücke. Kautschuk ist zwar, wie durch zahlreiche 

 Versuche festgestellt wurde, wegen seiner hygroskopischen Eigenschaften, 

 seiner Durchlässigkeit für Kohlendioxyd und seiner häufig vorkommenden 

 oder während des Gebrauches auftretenden Porosität ein sehr ungeeignetes 

 Material, läßt sich aber leider durch kein anderes ersetzen. 



Im diese ungünstigen Eigenschaften wenigstens einigermaßen zu 

 beseitigen oder auf ein Mindestmaß zu beschränken, werden die Verbin- 

 dungsschläuche einer Vorbehandlung unterzogen. Man nehme die besten 

 Handelssorten eines Druckschlauches von ungefähr 8 — 10 mw äußerem 

 Durchmesser und einem Lumen von 2 mm. Die Innenoberfläche muß voll- 

 kommen glatt und nahtlos sein. Von dem Schlauch schneidet man für die 

 \>i-bindung des Schnabels mit dem Chlorkalziumrohr -20 mm lange Stücke, 



