t)!^f< 



Hans l.ieli 



nicht oder nur vorgetrocknete Substanz ein. Hierauf stellt man das Schiff- 

 chen ohne Wägegläschen auf einen Kupferblock und bringt es in den 

 Exsikkatoi-. Diese kleine Substanzinenge ist in verhältnismäßig kurzer Zeit 

 auf Gewichtskonstanz getrocknet. Die neuerliche Wasseranziehung beim 

 Herausnehmen aus dem F.xsikkator kann durch rasches Einführen und 



Fiij. 225. 



o 



Wägegläsellen. (Niitüil. Gnißo.) 



^'erschlielJen in das zuvor schon bereit gestellte Wägegläschen ganz ver- 

 mieden werden. Bei dieser Wägung ist auf eine allenfalls in der Zwischen- 

 zeit eingetretene Nullpunktsverschiebnng zu achten. 



Soll [bei fhoher Temperatur unter Atmosphärendruck ge- 

 trocknet werden, so benutzt man dazu den Trockenblock (Fig. 226). 



Fig. 226. 



Tiockenblnck mit Jükrobriniier und Tliermometer in Yrrwendunff. (' .. natürl. GrülJe. i 



Ks ist dies ein Kupferblock von etwas größerer Dimension als der früher 

 erwähnte Wägeblock mit konkaver Oberfläche und einer seitlichen Bohrung 

 zum Einstecken eines Thermometers. Der Block liegt auf einem Eter- 

 nitring auf, wird durch drei Füße t^cm über der Tischplatte gehalten 

 und wird durch einen Mikrobrenner, seiner eigentümlichen Gestalt wegen 

 auch Dackelbrenner genannt, von unten erhitzt. Durch eine feine Ein- 

 stellschraube am Dackelbrenner läßt sich die Temperatur sehr genau re- 

 gulieren. Bis auf löO" sind die Temperaturangaben für die im Platin- 

 schiffchen mitten auf der konkaven Oberfläche befindliche Substanz hin- 



