(i90 



Haus Lieb. 



vermieden. Nach Anschalten der Pampe sinkt der Druck im Exsikkator 

 auf das durch diese Pumpe überhaupt erzielbare Minimum , wenn die 

 angebrachten Kapillaren, die aber immerhin eine beständige Luftbewegung 

 im Vakuumraum zulassen, fein genug sind. Die Temperatur läßt sich durch 

 das im Regenerierungsblock steckende Thermometer genau bestimmen und 

 durch die Einstellschraube am Mikrobrenner regulieren. 



Bei Beendigung des Trocknens nimmt man den Exsikkator aus dem 

 Kupferblock, stellt die Pumpe ab, wartet einige Minuten, bis Druckausgleich 



Fig. 228. 



Sog. Eegeneriei-ungsblock. (i/j natürl. Größe.) 



eingetreten ist, und bringt ihn noch warm an die Wage, wo erst das 

 Chlorkalziumrohr abgenommen, das Schiffchen mit einem Platindrahthaken 

 herausgezogen und rasch mittels einer Platinspitzenpinzette in das bereit- 

 gestellte Wägegläschen gebracht wird. Nach einigen Minuten Wartezeit 

 kann die endgültige Wägung vorgenommen werden, wobei wieder eine 

 allenfalls eingetretene Nullpunktsverschiebung zwischen erster und zweiter 

 Wligung zu berücksichtigen ist. 



B. Flüssigkeiten. 



Zum Einwägen von Flüssigkeiten benützt man ungefähr 1 mm weite 

 Kapillaren (Fig. 229). Man stellt sich dieselben in entsprechender f^rm 

 her, indem man eine 80 — lOü mm lange Kapillare an den beiden Enden 



