Die organiscln- .Miki{>:iiial\>ii> ii.iili IVii/ I'rcL'l j;t|P 



neue Pkohrfülliini? und die cxpcriiiientelU' iJcf^Müiiduim ist m di-r Orif,Mii;il- 

 abhaiidliiiiL' l'mjh zu tiudcn.) 



Der noch leere lloliranfeil wird unmittclhar vor jeder Aiial\>e neu 

 gefüllt. Das Itohr ruht auf einem \erhreiinnn<^s^'estell von deiiscliicn Di- 

 mensionen, wie es hei der Kolilen-Wasserstol't'hestirnmiin^' ^r«'hrau(lit wird 

 Die Verhindun.i>- zwischen Schnaln-l des VerhrennniiL'Mohres und dmi l'ia- 

 zisionsmikroazütometer erfüllet durch ein (ilaszwis(lien>t iick Zu mit 

 gut eingeschliffenem Hahn und zwei Kautschuks(hlauch>tii(k.-n. die 

 stets über das Ende des Zwischenstückes gezogen hleihen. 



Das I'räzisionsmikroazotometer .1: (Fig. 2^0) zum Auftani:en 

 und Ablesen des Stickstoffes besteht im wesentlichen aus einer engen 

 Glasröiire, die ol)en einen Hahn //j hat, über den eine trichterf(»rmi},'e 

 Erweiterung angebracht ist. Der untere weite Teil bietet einer irröl'.ereii 

 Menge Lauge Raum und trägt einerseits das (iaszuleitungsiohr A". andrerseits 

 ein llohr A für die Anbringung eines Schlauches. Die .Meüröhre ist in 

 einem Drittel ihres l'mfanges mit einem Milch^^lasstreifen versehen, der 

 geteilte Haum beträgt gewöhnlich \ 'J — \■i^ nn^. Der Null|iiinkt der Teilung 

 ist am Hahn gelegen, die Teilung lieginiit aber er>t liei U"U4 — ()()7 cw» 

 und ist in der Weise vorgenommen, dali der Kaum zwischen zwei Teilstrichen 

 ein Hundertstel = OOl rw' beträgt. Die Zehntelkubikzentimeter sind durch 

 Zahlen markiert. Bei Anwendung einer Ablese lupe. wozu sich besonders 

 die von Frif: A'ö///r>--Leipzig konstruierte eignet, kann man ohne 

 Schwierigkeit den zeimten Teil des IJaumes zwischen zwei Teilstrichen 

 schätzen, die Ablesung also auf ein Tausendstel =i 0001 cw' vor- 

 nehmen. Um parallaktische Ablesefehler möglichst zu vermeiden, sind die 

 Teilstriche auf drei Viertel des Meßröhrenumfanges angebracht . während 

 der Milchglasstreifen die Ablesung wesentlich erleichtert. Zum .\zotometer 

 gehört ein Holzfuli, in dem es sich befestigen labt, ferner eine (ilasbirne li. 

 die so gestaltet ist, daß in ihr die ganze für die Füllunir nötii:e l.nwjr 

 Platz hat und daß man .sie jederzeit auf die Ti.schpiatte legen kann, ohne 

 daß sie umfidlt; ferner ein (Jlaszwischenstück /ir \W\\ Hahn //,. . um die 

 Verbindung zwischen Verbrennungsrohr und Azotometer herzustellen. .Iede> 

 Azotometer ist auch geeicht und mit Eichschein versehen, aus dem 

 man etwaige, jetzt nur mehr .selten vorkommende Teilungsfehler ent- 

 nehmen kann. 



Vor seiner l'üllung wird das Azotometer mit Schwefeh'hromsäure um! 

 Wasser gereinigt , trocknen gelassen und dann in den untersten Teil 

 des mit Schlauch und Dirne versehenen A|)parates von dieser au^ mit 

 (Quecksilber gefüllt, bis das Niveau in die .Mitte zwischen i:iideitung>rohr 

 und dem etwas höher angebrachten .\n-atzrohr für den Schlauch ivicht. 

 Der Hahn des Azotometers dart nur mit etwas \ aselin ge- 

 schmiert werden, da jedes andere Schmn-rmittel die Lauge schäumend 

 macht und daher unbrauchbar ist. Zur Fülluni; verwentlet man ."»O^oige 

 Kalilauge, die unbedingt schaumfrei gemacht werden niuli. da 

 es sich einerseits um die Ablesung kleiner (lasvolumina in eim-r engen 



