700 Hans Lieb. 



Röhre handelt, andrerseits auch aus den besten Handelssorten bereitete 

 Laugen nicht ohneweiters schaumfrei zu erhalten sind. 



Man löst 200 r/ Kaliunihydroxyd in Stangen in 200 cm ^ Wasser, gibt 

 zur noch heißen Lösung ö g fein gepulvertes Bariumhydroxyd und schüttelt 

 kräftig um. Hierauf lätU man die Hauptmenge des Niederschlages sich 

 absetzen und völlig erkalten und filtriert durch einen Trichter über etwas 

 Glaswolle und Seidenasbest, wobei das zuerst Durchfiltrierte mehrmals 

 aufgegossen werden muli, bis man ein ganz klares Filtrat erhält. Das 

 Filtrieren kann rascher durch Absaugen im Goochtiegel erfolgen. \'on 

 dieser nun absolut schaumfreien Lauge bringt man soviel in das Azotometer, 

 daß außer diesem noch ungefähr ein Drittel der Birne vollgefüllt ist. 



Die Vorbereitung der Substanz und die Ausführung 



der Bestimmung. 



Das Abwägen der Substanz erfolgt in selbst angefertigten Wäge- 

 röhrchen. die eine Länge von oO — ob nun und einen Durchmesser von 



Fig. 231. 



D< > 



Wiigeröhrchtin mit (iluppfroi)!' niul Aluniiniumgriff. (Natürl. (JröUe.) 



ungefähr 4 mm am offenen und 2—5 mm am geschlossenen Ende haben. 

 Hygroskopische Körper wägt man in ebensolchen Ptöhrchen ein, die durch 

 einen gut passenden Glasstopfen mit dünnem (iriff verschließbar sind 

 (Fig. 2ol). Um das Köhrchen bequem angreifen und auf die Wage legen 

 zu können, ohne es stark zu erwärmen, steckt man es in eine Spirale 

 von Aluminiumdraht, von dem das eine seitlich vorragende Ende zu einer 

 Öse umgebogen ist. Nachdem man einmal das Gewicht des leeren Köhrchens 

 ungefähr bestimmt hat, füllt man es mit der zu analysierenden Substanz, 

 reinigt es außen durch Abpinseln und bestimmt nun das Gewicht des 

 Röhrchens mit der Substanz auf drei Dezimalen genau. Aus dem Wäge- 

 röhrchen kann man dann eine entsprechende Menge — die geeignetste 

 Ein wage sind 5 4 mg — in ein Misch röhrchen bringen, wozu man 

 ein kleines lieagenzglas von etwa 70 mm Länge und 10 mm Durchmesser 

 wählt, das durch einen gut passenden, möglichst porenlosen Kork zu 

 verschließen ist. Röhrchen und Kork werden zuvor mit feingepulvertem 

 ausgeglühtem Kupferoxyd ausgespült. Das Abfüllen der Substanz in das 

 Mischröhrchen hat, um Verluste zu vermeiden, mit einiger Vorsicht zu 

 erfolgen. ^lan faßt zu diesem Zwecke das geschlossene Ende des Wäge- 

 röhrchcns mit einem reinen (iazeläppchen und bringt es in horizontaler 

 Lage über das schief gehaltene Mischröhrchen. Durch Klopfen und Drehen 

 des Wägeröhrchens füllt man die nötige Menge ab, achtet genau darauf. 



