750 Hans Lieb. Die organische Mikroanalyse nach Fritz Pregl. 



Teil aber in einer Länge von 30 — 35mm auf 10mm erweitert ist. üas obere Ende ist 

 trichterförmig erweitert, das untere Ende aber senkrecht zur Achse eben abgescliliifen 

 und poliert, damit beide Röhren gut aufeinander passen. 



Die Nutsche wird zusammengestellt, indem man zwischen die beiden 

 Schliffflächen ein mit einem Korkbolirer ausgeschnittenes rundes Hart- 

 filterstück bringt und über beide Röhren an dieser Stelle ein passendes 

 Kautschukschlauchstück zieht, so daß sie in gegenseitiger Lage festgehalten 

 werden. Für das Absaugen setzt man die Nutsche mittels eines durch- 

 bohrten Kautschukstopfens auf einen kleinen Absaugekolben oder, falls man 



auch das Filtrat quantitativ gewinnen 

 Fig. 245. will , in die obere Tubulatur einer 



^.r-rr^ ; doppclt tubuliertcu und auf einer 



^ ■■■■■■■■■■■■■■■iiS ^^^**'*'*'^ Glasplatte aufgeschliffenen Glasglocke, 

 ^^H "^ in die man eine kleine Abdampfschale 



stellt. Nach dem Absaugen nimmt 



Mikronutsche von Schninger. i • -v-^ • 



(1/9 natüri. Größe.) mau dic N utschc ausemander, in- 



dem man das Schlauchstück über die 

 untere Röhre zieht. Nun kann man die in der oberen Röhre fest zusam- 

 mengepreßte Substanz mittels eines scharfkantigen Glasstabes auf ein 

 Uhrglas herausschieben. 



Zum Schlüsse seien die Firme]i und Bezugsquellen der Bedarfsartikel 

 für die Mikroanalyse angeführt: 



1. W\ Knhlniann, Präzisionswagenfabrik. Hamburg, Steilshoperstraße 

 103, liefert die mikrochemische Wage samt Gewichtssatz, ferner Tara- 

 fläschchen und Taraschrote. 



2. Franz X. Eigner, Universitätsmechaniker in Innsbruck, Physiolo- 

 gisches Institut, erzeugt alle Metallgegenstände. 



3. Anton Orthofer, Universitätsmechaniker, Graz, Medizinisch-chemi- 

 sches Institut, erzeugt in neuester Zeit ebenfalls alle Metallgegenstände in 

 sorgfältigster Ausführung und übernimmt auf Wunsch Lieferungen. 



4. Die Firma Wagner d- Münz, München. Karlsstraße 42, liefert die 

 verschiedenen Glasapparate, vor allem in bester Ausführung das Präzi- 

 sionsmikroazotometer. Diese Firma besorgt übrigens auch die Lieferung 

 sämtlicher für die Mikroanalyse erforderlichen Gegenstände. 



5. Paul Haack, Wien, IX., Garelligasse 1, erzeugt ebenfalls in tadel- 

 loser x\usführung verschiedene Glasapparate, wie die vollständigen Destilla- 

 tionsapparate für den Mikro-Kjeldahl, L;-Rohre mit Blasenzähler, Absorp- 

 tionsapparate, Methoxyl- und Methylimidbestimmungsapparate. 



6. Dr. Siebert & Kühn, Kassel, erzeugt die kleinen Bcchnann'&(^\iQXi 

 Thermometer und die Siedegefäße für die Molekulargewichtsbestiramung 

 und liefert auch die kleinen Platintetraeder. 



