16 Kapitel I. Die spezifischen Eigenschaften der festen Bodenbestandteile. 



Substanz hinwegleitete. Dies Prinzip führt durch die dauernde Gas- 

 zirkulation eher zum Ziele. Im allgemeinen hatte das Trocknen im Vakuum 

 den grofsen Übelstand, dafs es selbst unter den günstigsten Bedingungen 

 für den Dampfspannungsausgleich noch 8—14 Tage erforderte, wodurch 

 das Verfahren sehr unhandlich war. .Um dem abzuhelfen, habe ich <lie 

 Vakuumapparate derart gebaut, dafs ich sie einer Temperatur von 100 ° C. 

 aussetzen konnte. Es war so möglich, den Boden in 4 Stunden vollkommen 

 trocken zu bekommen. Arntz, welcher bei 105 — 1 10 °C. trocknet, erreich! 

 angenähert die gleichen Resultate 1 ) infolge der Luftströmung im nahezu 

 evakuierten Räume schon in 2 x / 2 — 3 Stunden. Da beide Trocknungs- 

 methoden für den Boden anwendbar sind, seien sie hier wiedergegeben. 



a) Trockenmethode nach Mitscherlich (1. c. S. 578 u. f). 



Die Exsikkatoren (Fig. 1), welche zu den Trocknungsversuchen an- 

 gewandt werden, sind aus 3 — 4 mm starkem (zweckmäfsig Jenaer) Glase 



hergestellt und haben an- 

 nähernd die Form einer 

 Halbkugel (Fig. 1,«). Ihr 

 Rand ist mittelst n-inem 



Schmirgel auf einer 

 Spiegel glasscheibe eben 

 geschliffen. Als Deckel 

 wird ein Messingdeckel 

 (Fig. 1, b) von 0,6 bis 

 0,75 mm Stärke, welcher 

 schwach nach der Mitte zu 

 gewölbt ist, genommen. 

 Der 1,5 cm breite Rand 

 desselben, welcher auf die 

 Gefäfswand aufpafst . 

 ebenfalls möglichst fein und plan geschliffen. An einer Seite des Deckels 

 ist ein Tubus (Fig. 1, c) eingelötet, welcher zum Evakuieren des Ge- 

 fäfses dient. Seine innere Öffnung ist nach oben gegen den Deckel ge- 

 richtet, um beim Einlassen der Luft ein Verstauben der Substanz zu ver- 

 meiden. Der Verschlufs des Tubus geschieht durch Aufziehen eines dick- 

 wandigen Gummischlauches (Fig. 1, d), welcher an seinem freien Ende 

 mit einem Glasstöpsel verschlossen wird. Paragnmmi eignet sich für dleeefl 

 Schlauch nicht, da dieser durch die Erhitzung und den Luftdruck H- 

 sammengeprefst wird; hingegen ist die gute graue „Dampfqualität- hierfür 



Fig. l. VakuumexBikkator (*/ § natürl. Gröfse). 



*) E. Arntz, Über die Bestimmung der Trockensubstanz, im Torf; Lanchv. 

 Vers.-Stat. LDI, S. 411-424. 



