§ 5. Die Bestimmung der festen Bodenteilchen. 



17 



sehr brauchbar. (Ein Yerschliefsen des Schlauches mittelst eines Quetsch- 

 hahnes ist wegen der hierdurch entstehenden Deformation des Schlauches 

 zu vermeiden.) Um den Exsikkator zu schliefsen, wird zwischen Deckel 

 und Gefäfsrand, welche beide schwach eingefettet werden, ein ca. 0,8 mm 

 starker, 1 — 1,5 cm breiter Ring aus Paragummi (Fig. 1, c) gelegt. Das Öffnen 

 des Exsikkators nach dem Trocknen geschieht, nachdem er zuvor mit trockener 

 Luft gefüllt ist, durch Herausziehen dieses Gummiringes, wobei der Zug, um 

 den Ring zu schonen, möglichst in tangentialer Richtung zu geschehen hat. 



Auf den Boden des Glasgefäfses wird zunächt Phosphorpentoxyd ge- 

 bracht (Fig. 1, f). Dies ist nach jedem Versuch umzuarbeiten; es wirkt nur 

 so lange vollkommen, wie noch weifses Phosphorpentoxyd an der Oberfläche 

 der Wasser absorbierenden Sub- 

 stanz vorhanden ist. In das Phos- 

 phorpentoxyd wird ein Glasdreifufs 

 (Fig. 1, g) gestellt, welcher mit einer 

 flachen Glasscheibe (Fig. 1, k) von 

 der Gröfse des einzusetzenden Schäl- 

 chens (Fig. 1, h), in dem sich der 

 Boden (Fig. 1, i) befindet, bedeckt 

 wird. Diese Glasplatte soll Be- 

 schläge, welche durch Verstäuben des 

 Phosphorpentoxyds beim Evakuie- 

 ren des Exsikkators eintreten kön- 

 nen, von dem Schälchen fernhalten. 

 Die Glasscheibe mufs deshalb mindes- 

 tens so grofs im Durchmesser sein, 

 wie das Schälchen, welches direkt 

 auf ihr stehen mufs ; sie darf aber 



auch nicht wesentlich gröfser sein, da sonst der Dampfspannungsausgleich er- 

 schwert wird. Das Schälchen h — es eignet sich hierfür am besten das leichte 

 Wiener Normalglas — ist am Rand eben geschliffen, damit es beim Wägen 

 mit einer ebengeschliffenen Glasscheibe möglichst luftdicht abgedeckt werden 

 kann. Wegen des Überdestillierens des Quecksilbers läfst sich kein Quecksilber- 

 Manometer im Exsikkator anbringen. Es ist deshalb erforderlich, das Vakuum 

 nach dem Evakuieren und nach dem Trocknen durch Vorlage eines Mano- 

 meters zu prüfen. Da nach dem Trocknen durch Schwefelsäurewaschflaschen 

 langsam durchgeleitete, trockene Luft in den Exsikkator eingelassen werden 

 mufs, so empfiehlt es sich, hierfür ein Quecksilber-Manometer (Fig. 2, a) gleich 

 mit einer zweckentsprechend engen Glaskapillare (Fig. 2, b) zu verbinden. 



Der Gang des Trocknungsverfahrens ist nun der folgende: Man 

 wägt die Glasschale h mit dem aufgeschliffeuen Deckel, z. B. 43,5 g, füllt 

 dann 30 — 50 g Boden ein und wägt wieder, z. B. 85,842 g; stellt darauf 

 Mitscherlich, Bodenkunde. 2 



Flg. 2. Manometerkapillare 

 (*/, natürl. Gröfse). 



