20 Kapitel I, Die spezifischen Eigenschaften der festen Bodenbestandteile. 



ändern kann. Der Boden ist sodann in einem Standgefäfs unter völligem 

 Luftabschlufs aufzubewahren. Von einer resp. zwei Proben desselben wird 

 sodann der Wassergehalt bestimmt; er sei gleich 1,02 ^ Benutzt man nun 

 eine beliebige lufttrockene Bodenmenge, etwa 42,3 g, z. B. zur Bestimmung 

 des spezifischen Gewichtes, so würde man diese durch 100 + 1,02 = 101,02 

 oder, da wir auf l°/ genau rechnen wollen, durch 101 dividieren müssen, 

 um festzustellen, wieviel trockenen Boden wir zur Bestimmung angewandt 

 haben. Es ergibt in unserem Falle 41,9 g. 



Nach dieser Feststellung der Trockensubstanz 

 der festen Bodenbestandteile können wir nunmehr 

 zur Untersuchung und zur Besprechung ihrer spezi- 

 fischen Eigenschaften übergehen. 



§ 6. Das spezifische Gewicht der festen 

 Bodenteilchen. 



Das spezifische Gewicht, d. h. das Gewicht 

 der Volumeneinheit oder seine reziproke Gi 

 das spezifische Volumen, d. i. das Volumen der 

 Gewichtseinheit, läfst sich bei den festen Boden- 

 teilchen ebenso wie sonst bei pulverförmigen Sub- 

 stanzen mit Hilfe des Pyknometers bestimmen. 1 ) 

 Die bekannte Methode dürfte wohl in die Boden- 

 kunde zuerst von Schübler 2 ) eingeführt worden 

 sein. Für genauere Bestimmungen mag das in 

 nebenstehender Fig. 3 wiedergegebene Pyknometer 

 eine zweckentsprechende Form besitzen, a ist ein 

 Glasgefäfs, welches aus so starkem Glase her- 

 gestellt sein mufs, dafs es den Unterdruck einer 

 Atmosphäre auszuhalten vermag, b ist ein in a 

 eingeschliffener Stopfen, welcher in eine Kapillare 

 ausgezogen ist, an der oben ein zylindrisches 

 Röhrchen angesetzt wurde, c ist ein Glasstopfen, welcher in dieses Köhivlu-n 

 eingeschliffen ist. Die Kapillare trägt ungefähr in ihrer Mitte eine ein- 

 geätzte Marke (e). 



Die Untersuchung wird in folgender Weise ausgeführt: 

 Der Stopfen b wird leicht eingefettet, und darauf das Gewicht des 

 leeren Pyknometers inklusive des noch nicht eingesetzten Stopfens IV 



Fig. 3. Pyknometer 

 («/i natürl. Gröfee). 



her die verschiedenen anderen Methoden, welch« rar Beetünnrang des 



spezifischen Gewichtes angewandt wurden, vergl. Paul Giseviu.v Beitrüge rur 

 Methodik der Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Mineralien etc.; 

 Landw. Vers.-Stat. Bd. 88, S. 888 u. f. 



a ) G. Schübler, GrundeätM der Agrikultur-Chemie II. S. •"'!' u. f. 



