54 Kapitel I. Die spezifischen Eigenschaften der festen Bodenbestandttilf. 



eingehängt. Der Innenranm wird jetzt durch einen doppelt durchbohrten 

 Kork {g) verschlossen und in den freien Schenkel, der bis obenhin mit 

 Quecksilber angefüllt ist, die Kapillare (A), 1 ) welche man unten zweck- 

 mäfsig mit geöltem Seidenpapier umwickelt, luftdicht eingelassen. Ober- 

 halb der Einlafsstelle der Kapillare befindet sich ein fest mit derselben 

 verbundenes Quecksilbergefäfs (i), von welchem aus man durch einen mit 

 einem Quetschhahn versehenen Gummischlauch (k) bequem die Kapillare 

 füllen kann. Es ist zunächst zweckmäfsig, das Ende der Kapillare (l) 

 zu schliefsen und den Quetschhahn so lange offen zu lassen, bis man Be- 

 obachtungen anstellen will. Die Kapillare selbst trägt eine Zentimeter- 

 skala, welche nach Gramm Quecksilber resp. nach Kalorien Benetzungs- 

 wärme geeicht ist. Die 40 cm lange Skala fafst ungefähr 3 g Quecksilber. 



Man läfst die Kapillare bis an ihre Biegungsstelle in den freien 

 Schenkel des Kalorimeters ein und führt sie dicht vor dem Hanptrohr 

 vorbei. In der Fig. 8 ist die Kapillare der besseren Übersicht \ 

 darüber hinweggehend gezeichnet, was praktisch nicht möglich ist, da man 

 in das Hauptrohr des Kalorimeters die Bodenproben einbringen mufs. 



Zwei Tage nach dem Anfrierenlassen kann man mit den Beobachtungen 

 beginnen. Man stellt zunächst die Qnecksilberfäden in der Kapillare auf 

 ca. 20 cm ein, was nach Entfernung des unteren Verschlusses durch i 

 des Quetschhahnes geschieht, und beobachtet sodann den „Gang" d> 

 strumentes. Es hat sich nämlich gezeigt, dafs sich der Eismantel im 

 Kalorimeter trotz aller Vorsichtsmafsregeln nicht konstant hält, sondern 

 dafs dauernd ein Abschmelzen oder Anfrieren bei demselben stattrindet. 

 Hierdurch werden dauernd Quecksilbermengen eingesaugt resp. ausgestofsen. 

 Diese Qnecksilbermengen in der Zeiteinheit (Stunde) resp. die denselben 

 entsprechenden Kalorien werden nach Rodewald 2 ) als „Gang" des In- 

 strumentes bezeichnet. Dieser Gang hält sich in der Regel rockt kon- 

 stant. Da es aber stets wünschenswert ist, ihn möglichst klein zu ge- 

 stalten, weil er dann nicht nur am konstantesten ist, sondern am h möglichst 

 geringen Eisverlust verursacht, so ist es eventuell zwei kmälsiir. in A ■ 

 Zinkzylinder eine schwache Kältemischung zu erzeugen. Nach meinen Be- 

 obachtungen bewirkt so z. B. ein Kubikzentimeter eines 96°/ igen Alkohols 

 auf 15 Liter Eiswasser eine Gangverschiebung von — 0,1800 g Queck- 

 silber. 8 ) Ist der Gang gut, so dürfte es bei Serienbeobachtungen genügen. 

 ihn während der Nachtstunden zu beobachten, indem man abends und 

 morgens die Ablesung macht. 



*) A. Mitscherli.li. Zur Methodik der Bestimmung der Henetzungs- 

 wünne (zweite Mitteilung); Landw. Jahrb. 1902, S. 677.* 



9 ) H. Rodewa Id. Db« die Quellung der Stärke. Kiel 189<i. 8. B. 



8 ) A. Mitscherlieh. Zur Methodik der Bestimmung der Be&etnmge* 

 warme des Ackerbodens (erste Mitteilung): Journ. f. Landw. l!X*i 8. 79. 



