§ 11. Die Bodenoberüäche. 



55 



ß) Die Vorbereitung der Bodenprobe. 



Eine beliebige Menge Boden, ca. 30 — 50 g, bei Moorboden 5 — 10 g, 

 bei strengem Tonboden 10 — 20 g, wird nach dem von mir angegebenen 

 Trockenverfahren (§ 5, a) getrocknet. Nachdem 



das den trockenen Boden enthaltende Schälchen 

 mit dem aufgeschliffenen Deckel bedeckt nnd 

 aus dem Exsikkator herausgenommen ist, wird 

 es mit einer beiderseits plangeschliffenen und 

 in der Mitte durchbrochenen Glasscheibe be- 

 deckt. Über das Loch in der Mitte wird sodann 

 ein vorher mit einer ebenen Glasscheibe ge- 

 wogenes Benetzungsgläschen (Fig. 9, o) gestülpt, 

 in welches sodann der trockene Boden durch 

 Umdrehen eingefüllt wird. Das Benetzungs- 

 gläschen mit dem Boden wird sodann wieder 

 mit der zugehörigen Glasscheibe schnell bedeckt 

 und darauf das Gewicht des Bodens bis auf 

 ein Zentigramm genau festgestellt. Jetzt wird 

 der am unteren Baude gut eingefettete Be- 

 netzungsdeckel (Fig. 8, b) aufgesetzt und das 

 Gläschen gegen eine mit konzentrierter Schwefel- 

 säure oder Phosphorpentoxyd beschickte und gut 

 evakuierte Glocke vorsichtig evakuiert ; alsdann 

 schmilzt man das Glasrohr des Deckels an der 

 ausgezogenen Stelle (c) mittelst Lötrohres zu 

 und schneidet es ca. 2 cm vom Ende (d) mittelst 

 eines Glasmessers an. 



Es wird dann das Benetzungsgläschen 

 mittelst Kupferdrahtes an der Rodewald sehen 

 Hebelvorrichtung befestigt. Diese (Fig. 9, e) 

 besteht aus zwei ineinander geschobenen und 

 so ineinander drehbaren Glasröhren, deren jede 

 oben einen Hebel und unten eine Öse trägt. Wer- 

 den die Hebel gegeneinander verschoben, so ver- 

 schieben sich unten gleichzeitig auch die Ösen 

 gegeneinander. Es wird hier nun die Spitze des 



Benetzungsgläschen durch die Ösen geführt, so dafs der Anschnitt d zwischen 

 beide Ösen kommt, und so das Gläschen mittelst Kupferdrahtes an der Hebel- 

 vorrichtung befestigt.» Diese wird dann, nachdem das Gläschen zuvor mög- 

 lichst auf 0° C. abgekühlt ist, oben durch einen Spalt in die eine Durch- 

 bohrung des Kalorimeterkorkes eingeklemmt und das Ganze ins Kalorimeter 

 eingelassen. Darauf ist der Quecksilberfaden ungefähr auf null einzustellen. 



a. 



^rk^, 



Fig. 9. Benetzungsgläschen 

 (Vi natürl. Gröfse). 



