56 Kapitel I. Die spezifischen Eigenschaften der festen Bodenbestandtiile. 



y) Die Bestimmung der Benetzungsw lii n. . 



Nach einer Stunde hat sich im Eiskalorimeter der Temperatnraus- 

 gleich vollzogen. Es wird jetzt der Stand des Quecksilberfadens in der 

 Kapillare abgelesen, und sodann werden die Hebel der Rodewald sehen 

 Hebelvorrichtung, welche ans dem Kalorimeterkorken herausstehen, gegen- 

 einander verschoben. Hierdurch bricht man die Spitze des Deckels des 

 Benetzungsgläschens ab, und es vollzieht sich dann durch das Einströmen 

 des Wassers in den evakuierten Raum die Benetzung des Bodens. Durch 

 diese wird Wärme frei. Es schmilzt Eis, wodurch der Qnecksilberfaden 

 eingesaugt wird. Nach einer weiteren Stunde hat wiederum Tempera tu 1- 

 ausgleich im Kalorimeter stattgefunden. Es wird sodann der Stand des 

 Qnecksilberfadens von neuem abgelesen. Die Differenz dieser gegen die 

 erste Ablesung ergibt die Zehntel Millimeter Quecksilberfaden resp. die durch 

 die Eichung bekannte Gewichtsmenge Quecksilber, welche man, da nach 

 Schul ler und Wart ha 1 ) eine Kalorie 0,01544 g Quecksilber entspricht, 

 in Kalorien umrechnen kann. Bei gröfseren Serienuntersuchungen ist es 

 natürlich vorzuziehen, gleich die in Zentimeter eingeteilte Kapillare nach 

 Kalorien zu eichen, da man dadurch die ständigen Reduktionen erspart. 



Von der gefundenen Quecksilbermenge ist noch diejenige in Abzug 

 zu bringen, welche der Arbeit entspricht, die durch den Luftdruck beim 

 Einströmen des Wassers in die evakuierten Gläschen geleistet wird. Die 

 diesbezügliche Korrektion beträgt 



, _ (76 — x) • 13,6 . v • 0,01544 

 42400 

 worin x gleich dem in cm Quecksilber ausgedrückten, in den evakuierten 

 Gläschen herrschenden Drucke und v gleich dem in den Gläschen unaus- 

 gefüllt bleibenden Volumen in cem ist. Für die meisten Fälle dürfte eine 

 mittlere Korrektion von 0,00035 g Hg pro cem für die Genauigkeit der 

 Resultate ausreichend sein. 2 ) 



Aufserdem ist die Korrektion für den Gang des Kalorimeters mich 

 anzubringen. 



Die nach Berücksichtigung dieser Korrektionen gefundenen Kalorien 

 werden durch die angewandte Bodenmenge dividiert, und man erhält •odani 

 die Benetzungswärme von 1 g Boden. 



b) Die Methode der Bestimmung der Hygroskopizität 

 Unter Hygroskopizität eines Bodens versteht man <li- • ni- ■ W — ■ i - 

 menge, welche ein Boden enthält, wenn seine Oberfläche gerade mit 



*) A. Schuller und V. Wartha, Kalorimetrische- Untersuchungen: Ann. 

 d. Physik, N. F. Bd. 2, S. 364 u. f. 



a ) A. Mitscherlich, 1. 0.; .Tourn. für L:m<l\v. 1900, S. 80. 



3 ) H. Rodewald und A. Mitscherlich, Die Bestimmung «ler Hygro- 

 skopizität; Landw. Versuchs-Stationen 1903, S. 433 u. f. 



