§ 20. Der Trennungswiderstand des gewachsenen Bodens. Hl 



durch den keilförmigen Körper zerschnitten oder verschoben werden 

 müssen, wozu ein gröfserer Arbeitsaufwand erforderlich ist. Dafs auch der 

 dichter gelagerte Boden einen gröfseren Trennungswiderstand leistet als 

 der lose gelagerte, und ebenso der gefrorene Boden einen gröfseren als der 

 nichtgefrorene, dies festzustellen hätte nicht erst einer experimentellen Unter- 

 suchung bedurft. 



Ein weiterer Apparat für die gleiche Untersuchung, doch wiederum 

 mit einigen technischen Modifikationen, ist neuerdings von vanSchermbeek 1 ) 

 konstruiert und unter dem Namen „Bodensonde" publiziert worden. Das 

 Prinzip des Apparates beruht darauf, dafs ein zylindrischer Stab, der am 

 unteren Ende einen Stift von 2, 4 oder 6 mm unterem Durchmesser trägt, 

 mittelst Gewichte in den Boden eingedrückt wird, van Schermbeek 

 schlägt vor, das Gewicht festzustellen, mittelst dessen der Stift eben schon 

 einen Eindruck im Boden hinterläfst; er stellt aber auch frei, den Stift 

 konisch abdrehen zu lassen und die Gewichtsmenge festzustellen, welche 

 erforderlich ist, um den Stift z. B. 5 mm tief, bis zu einer deutlich an 

 demselben angebrachten Marke, in den Boden eindringen zu lassen. — 

 Was die weitere Ausführung des Apparates anbelangt, so wird die Reibung 

 des senkrecht einzutreibenden Stiftes bei demselben durch Rollenführung 

 wohl auf das möglichste Minimum reduziert. Der Stab und Stift wird 

 sonst ebenso wie bei dem Puchner sehen Apparate durch Gegengewichte 

 genau ausbalanciert. Die Gewichte, mit denen der Stift eingetrieben werden 

 soll, können entweder direkt auf eine mit dem Stabe verbundene Platte auf- 

 gesetzt werden oder es kann der Druck durch ein an einem auf dem Stab 

 aufliegenden Hebelarm befindliches Laufgewicht ausgeübt werden. Durch 

 diese zweite Konstruktion wird der Apparat wesentlich komplizierter, als 

 der Puchner sehe ist; ohne diese zweite Konstruktion hat er jedoch vor 

 diesem den Vorteil der reibungsfreieren Führung. 



Die Resultate von Puchner hatten aber schon gezeigt, wie sehr 

 der Trennungswiderstand des Bodens von dessen Wassergehalt und dessen 

 Lagerung abhängig ist: zwei variablen Gröfsen, mit denen wir in der 

 Praxis rechnen müssen. Aus dem Grunde ist es aber durchaus über- 

 flüssig, für eine nicht genauer festzustellende Gröfse Präzisionsapparate 

 zu konstruieren, deshalb wird der alte Völkner sehe Apparat genau die 

 gleichen Dienste tun. Will man sich einen noch einfacheren Apparat her- 

 stellen, so zieht man (vergl. Fig. 21) einen dünnen Glasstab resp. ein Glas- 

 rohr (a) auf einer Seite zu einer konischen Spitze aus. Das andere Ende 

 verdickt man tellerförmig und schleift dann eine zum Stabe senkrechte 

 ebene Fläche auf. Mittelst Siegellack läfst sich dann hier ein Blechteller 

 aus Aluminium (b) als Wagschale auf kitten. Will man feinere Ausführung 



J ) A. J. van Schermbeek, Die Bodensonde; Forstwissenschaft!. Zentral' 

 blatt 1902, S. 115—119. 



