§ 43. Die Wärmeleitungsfähigkeit des Bodens. 241 



Der Apparat besteht aus zwei Hauptteilen: 



1. aus einem zylindrischen Teil zur Aufnahme des zu untersuchenden 

 Materiales und 



2. aus einem Blechkasten, welcher zur Herstellung einer konstanten 

 Wärmequelle dient. 



Für den ersten Teil wählte Wagner einen Kautschukzylinder von 

 32,5 cm Länge, 10 cm lichtem Durchmesser und 2 cm Wandstärke, welcher 

 vorn und hinten offen war und in einen Ebenholzzylinder von 2 cm 

 Wandstärke eingeschoben wurde. Die vordere Öffnung der so hergestellten 

 Bohre kann durch eine dicht aufsitzende 10 mm starke Kupferplatte und 

 die hintere durch einen gut abschliefsenden, aufschraubbaren 5 cm starken 

 Holzdeckel verschlossen werden. Das zu untersuchende Material wird nach 

 Einsetzen der Kupferplatte von hinten gleichmäfsig in das Bohr eingefüllt 

 und sodann nach Vorlage eines Flanelllappens der Holzdeckel aufgeschraubt. 

 Der ganze Apparat wird nun derart in einen später mit Sägespähnen 

 auszufüllenden Holzkasten eingelegt, dafs nur die Kupferplatte nach aufsen 

 frei bleibt. Mit dieser wird ein mit Öl gefülltes Gefäfs mit einer gleichen 

 Knpferplatte in genaue Berührung gebracht. Dies Ölbad wird mittelst 

 Thermostaten auf konstanter Temperatur erhalten und dient so als Wärme- 

 quelle. Von der Kupferplatte aus wird somit die Wärme durch den Boden 

 nach hinten (nach dem Holzdeckel) zu geleitet. Um dies beobachten zu 

 können, werden senkrecht auf der Achse des Zylinders 6 Thermometer bis 

 zur Mittellinie desselben eingesenkt; die hierzu erforderlichen Öffnungen 

 in den Isolationsmänteln werden luftdicht abgeschlossen. Das erste Thermo- 

 meter befindet sich 1 cm von der Kupferplatte entfernt, die folgenden sind 

 in einem Abstand von je 6 cm voneinander angebracht. 



Angenommen, wir hätten nun eine Wärmequelle von 100° C. und 

 eine Lufttemperatur von 20° C, so würde, falls von dem Boden keine 

 Wärme nach aufsen abgegeben wird, bald das 2., 3., 4., 5. und 6. Thermo- 

 meter 100° C. Temperatur anzeigen. Nun findet aber dauernd aus dem 

 Boden eine Wärmeabgabe an die Umgebung statt, welche von der Ober- 

 fläche unseres Kautschukzylinders und der Temperaturdifferenz, welche 

 zwischen dieser und der Luft herrscht, bedingt wird. Hierdurch wird, wenn 

 die Wärme dauernd in gleicher Weise zu- und abströmt, ein stationärer 

 Zustand eintreten, bei welchem das erste Thermometer schon längst nicht 

 mehr 100, sondern vielleicht 70° C. anzeigt; das zweite Thermometer, 

 welches von dem ersten sechsmal so weit als das erste von der Wärme- 

 quelle entfernt ist, würde, wenn die Temperatur in gleicher Weise weiter 

 abnehmen würde, um 30x6°C. abnehmen müssen. Da jetzt aber die 

 Temperaturdifferenz zwischen dem Kautsehukzylinder und seiner Umgebung 

 nicht mehr 80° C, sondern nur 50° C. beträgt, so wird die Temperatur- 

 abnahme dementsprechend geringer sein. Das zweite Thermometer stellt 

 Mttscherllch, Bodenkunde. 16 



