52 N. Zuntz und J. Plesch: 



spezifischen Gewichtes und eventl. zur Bestimmung der Kohlen- 

 oxydkapazität in einer total gesättigten Probe. Diese letztere 

 Bestimmung sollte namenthch in pathologischen Fällen nie unter- 

 lassen werden, weil sie im Verein mit der colorimetrischen Be- 

 stimmung erkennen läßt, ob das Hämoglobin des Individuums 

 von normaler Beschaffenheit ist. 



Die Gasentwicklung ist nach zirka einer Stunde beendet. 

 Man erkennt es an dem Verschwinden des feinblasigen Schaumes. 

 Man kann nun die Überfüllung der Gase sofort vornehmen, 

 aber auch die Probe 24 Stunden und länger verschlossen 

 stehen lassen. 



Ad 4. Zur Bestimmung des Kohlenoxyds dient eine 

 Flasche V von etwa 30 ccm Inhalt (Fig. 2).^) Die Flasche be- 

 steht aus zwei durch einen guten Schliff miteinander verbun- 

 denen Teilen. In den unteren ist eine Platinspirale zur Ver- 

 brennung des Kohlenoxyds eingeschmolzen. Die Spirale besteht 

 aus 0,1 bis 0,2 mm starkem Draht, während der Zuleitungs- 

 draht 0,8 bis 1,0 mm stark ist. Der Widerstand, d. h. die 

 Länge der dünnen Glühspirale, ist so zu bemessen, daß an den 

 von der Kahlauge benetzten unteren Enden des dicken Drahtes 

 keine Elektrolyse (Gasbläschen) auftritt. Das obere Ende von 

 V geht in eine Capillare über, deren Ende seitlich abgebogen 

 etwa 1 cm tief in F hineinragt. Die Capillare trägt einen 

 Dreiweghahn D, durch welchen sie abwechselnd mit den eben- 

 falls capillaren Röhren a und b in Verbindung gesetzt werden 

 kann. Zum Versuch bringt man in das untere Stück von V 

 1 bis 2 ccm 2*'/oige Kalilauge, fügt dann die schwach nur im 

 oberen Teil der Schliffflächen gefetteten Teile aneinander, sichert 

 die Verbindung mit Hilfe von Gummiringen, die an die Glas- 

 haken der beiden Stücke befestigt werden, und evakuiert das 

 Gefäß indem man es mit der Capillare a an eine Wasserstrahl- 

 pumpe ansetzt. Hierauf wird a mit der Entwicklungspipette 

 verbunden. Als Verbindungsstück dient eine Glascapillare, welche 

 in der Mitte eine mit Glasperlen gefüllte kugelige Erweiterung 

 von 1 bis 2 ccm Inhalt besitzt. Die Perlen benetzt man durch 

 Aufsaugen mit einer 0,5 •'/„igen Schwefelsäure, deren Überschuß 

 durch Ausblasen entfernt wird. Die Schwefelsäure dient zur 



1 ) Unsere Glasapparate sind von der Firma Bleckmann & Burger, 

 Berlin N., Auguststr. 3 a, angefertigt. 



