Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge beim lebenden Tiere. 55 



lampen, welche man je nach der Dünne des Platindrahts 10 

 bis 25 kerzig wählt. Wir haben auch wiederholt statt des 

 Straßenstroms einen zweizeiligen Akkumulator resp. zwei große 

 Bunsen - Elemente benutzt. Wahrscheinhch würde auch eine 

 kräftige Thermosäule gute Dienste tun. Mit dem Erglühen 

 des Platindrahtes dehnt sich die erwärmte Luft in V aus und 

 drückt die Flüssigkeit im Manometerschenkel M herunter. Die 

 kugelige Erweiterung / des Manometerschenkels M nimmt die 

 aus V verdrängte Luft auf, während das Wasser in die kugelige 

 Erweiterung II des Manometerschenkels N emporsteigt. Die 

 Erweiterungen müssen etwa ein Drittel des Inhaltes von V 

 fassen. Der Druck des Gases in V steigt vermöge dieser Ein- 

 richtung beim Glühen nur um etwa 15 cm Wasser. Wir hatten 

 anfänglich das Entweichen von Gas aus V durch Absperren 

 von D verhindert, hierbei aber gelang es nicht, die Schliffe 

 derart zu sichern, daß sie den Überdruck zuverlässig aushielten, 

 so daß häufig Gasverluste eintraten. Nach etwa 20 Sekunden 

 Glühens unterbricht man den Strom so lange, bis das Gas der 

 Hauptmasse nach wieder in V zurückgekehrt ist, was in 10 bis 

 15 Sekunden geschieht. Dann glüht man abermals 20 Sekun- 

 den lang und wiederholt dieses Spiel etwa 20 mal. Nun wird 

 genau wie anfangs der Temperatur ausgleich abgewartet und ab- 

 gelesen, nachdem man durch Benetzung der Wand mit der 

 Kalilauge für vollkommene Absorption der Kohlensäure gesorgt 

 hat. Hierauf wird durch Wiederholung des Glühens kontrolliert, 

 ob die Verbrennung vollendet war, was meist der Fall ist. Man 

 kann sehr wohl 2 bis 3 Verbrennungen gleichzeitig ausführen, 

 indem man die Platinspiralen hintereinander in denselben Strom- 

 kreis schaltet. Notwendig ist es auch das Thermobarometer 

 genau wie die eigentlichen Verbrennungsgefäße einzurichten 

 und mit diesen zu erhitzen, um alle Bedingungen möglichst 

 gleichmäßig zu haben. 



Es verbrennt nämhch regelmäßig beim Glühen ein wenig 

 Stickstoff der Luft, wie wir durch das Auftreten von Salpeter- 

 säure in der Kalilauge nach längerem Gebrauch nachweisen 

 konnten. Die Größe dieses Fehlers ist in den verschiedenen 

 Apparaten gleich, wenn die Glühspiralen gleich lang 

 und aus gleichem Draht gefertigt sind und die Verbren- 

 nungsgefäße annähernd gleichen Inhalt haben. Man muß sich, 



