Ein Kryoskop. 



Von 

 M. C. Dekhuyzen, Utrecht. 



Mit 5 Figuren im Text. 



Namentlich für den Physiologen wäre ein Apparat, welcher 

 schnelle und genaue Gefrierpunktsbestimmungen an verhält- 

 nismäßig kleinen Flüssigkeitsmengen zu machen erlaubt, sehr 

 erwünscht. Sein Material fließt ihm in geringen Quantitäten, 

 vielfach unregelmäßig zu und verdirbt schnell. Man denke an 

 das Arbeiten an Küstenstationen und an Bord von zum Fisch- 

 fang ausgerüsteten Dampfern. Für die Kautelen der sogenannten 

 Präzisionskryoskopie (Raoult u. a.) ist dort keine Gelegenheit. 



Vom Beckmannschen Kryoskop ausgehend, gelang es, 

 einen Apparat zu bauen, der sich auf einer kleinen Expedi- 

 tion auf der Zuidersee im Sommer 1905 gut bewährte. Der- 

 selbe ist in der Patentschrift Nr. 193077 beschrieben und ab- 

 gebildet. Bei der Bearbeitung der Ergebnisse dieser Expedition 

 mußten die physikaHschen Konstanten des Kryoskops bestimmt 

 werden. Dabei stellte sich heraus, daß die Wärmeisolierung 

 des Kühlbades gegen die äußere Umgebung und gegen das 

 Gefrierbad verbessert werden mußte, und es wurden zu diesem 

 Zweck noch zwei Außengefäße herumgelegt, während der ein- 

 fache Luftmantel durch ein Dewarsches Gefäß ersetzt wurde. 



Theoretisches. 



Benutzt wird das Rüdorf fache Prinzip der Unterkühlung 

 und Impfung. Wir verdanken bekannthch die Theorie des Vor- 

 gangs, der sich im Gefrierbad vor und nach dem Impfen ab- 

 spielt, den Betrachtungen Nernsts in einer mit Ab egg zusam- 

 men veröffentlichten Abhandlung: Zeitschr. f. physikal. Chem. 

 15, 682, 1894. Dieselben führen zu einer Formel^), welche ich 



