Ein Kryoskop. 397 



einzelen Fall zu bestimmen, und zweitens, diesen Wert auf ein 

 Minimum zu reduzieren. 



Zur Prüfung der Zuverlässigkeit unserer kryoskopischen 

 Methoden und der Kryoskope selbst gibt es, soviel ich sehe, 

 kaum ein besseres Mittel als die Bestimmung der Lage des 

 scheinbaren Nullpunktes unter verschiedenen Umständen. Wir 

 haben dann als festen Punkt t^^ . Man soll eine große Flasche 

 mit Luft geschütteltes destilliertes Wasser vorrätig halten, da- 

 mit man vom wechselnden Gehalt an Gasen (COg!) unabhängig 

 ist. Ich ziehe dies dem jemaligen Auskochen vor, weil es 

 während der Messungen doch mehr oder weniger Luft auf- 

 nimmt. 



kg^ ist leicht zu messen, t^ im neuen Kryoskop praktisch 

 genügend konstant zu halten. Ich habe eine große Zahl von 

 Messungen ausgeführt, um die Veränderungen von Kß nach 

 dem Impfen kennen zu lernen, indem der Gang des Thermo- 

 meters nach Donders indirekt registriert wurde. Benutzt 

 man immer Wasser, so ergibt jede Bestimmung des schein- 

 baren Nullpunktes eine Gleichung (1), in der Kß die einzige 

 Unbekannte darstellt. 



Es besteht die Neigung, das Korrektionsglied möglichst 

 klein zu machen, indem man t^ — t^ auf ein Minimum redu- 

 ziert (Nernst und Abegg, Raoult u. a.). Wenn aber das 

 Kühlbad nicht viel kälter als 0" gemacht wird, so kann man 

 nur wenig unterkühlen, es bildet sich also wenig Eis, Kß wird 

 sehr klein. Nernst und Abegg haben diesem Übelstande 

 vorgebeugt, indem sie die Salzlösung in eine größere Quantität 

 Wasser einpipettierten, in dem eine große Menge feines Eis 

 vorher erzeugt war. 



Wenn man schnelle und genaue Gefrierpunktsbestimmungen 

 machen will, muß man ziemlich stark unterkühlen, sonst be- 

 kommt man nicht genug Eis, und das Temperaturgleichgewicht 

 bei t^ wird viel zu wenig stabil gegen die schädHchen Einflüsse 

 des Rührens und die Mängel der Wärmeisolierung. Ich unter- 

 kühle etwas mehr als 1° und benutze Kühlbäder von — 2,5 

 bis — 3" für die meist vorkommenden Bestimmungen (Blut, 

 Milch usw.) wo A ungefähr —0,6" ist. Wir haben dann für 

 k^ etwa den Wert 0,01 ° pro Grad pro Minute (d. h. wenn das 

 Kühlbad 1 ° kälter ist als das Gefrierbad, so sinkt die Tempo- 



