Ein Kryoskop. 



Rührt man stärker, oder sorgt man für eine bessere 

 Wärmeisolation, so sinkt die Temperatur dieses Bades tiefer: 

 — 3,14", ja — 3,43" können erzielt werden. Je tiefer man die 

 Temperatur hinunterrührt, um so schwieriger ist es, dieselbe 

 konstant zu halten. 



Man kann nun das ICryoskop in zweierlei Form anwenden: 

 die einfache, wie sie von Franz Hugershoff in Leipzig und 

 Marius in Utrecht in den Handel gebracht wird, hat nur 

 ein Außengefäß. Mit einiger Übung kann man die 

 Temperatur des Kühlbades durch passendes Rühren 

 leicht auf — 2,5" konstant halten. 



Das ist für die meisten Zwecke: Blut und Milch, nicht 

 zu konzentrierte Harne, die geeignetste Temperatur des Bades. 

 Man kann bequem einen Grad unterkühlen. Hat man Seewasser, 

 Leibesflüssigkeiten von Meerestieren, konzentriertere Harne, so 

 ist auf etwa — 3,1" zu rühren. Dann ist die Verwendung 

 von noch 2 Außengefäßen und eventuell die Verwendung kon- 

 zentrierterer Stammlösungen (9 bis 12"P(,d) praktisch. 





Beschreibung des Apparats (Fig. 3 u. 4). 



In einem äußeren Kühlgefäß aus starkem Glas ist ein 

 Innengefäß aus gleichem Material und von etwas mehr als 5 Liter 

 Inhalt derart eingesetzt, daß die Gefäße oben mit ihren geschliffe- 

 nen Tragrändern aufeinander passen unter Bildung einer isolieren- 

 den Schicht trockener, aber unverdünnter Luft. Als Deckel dient 

 eine dicke Ebonitplatte, in welche zwei Reagensglasrohre ein- 

 gesetzt sind, von denen das weitere einen Luftmantel, das 

 engere den Schnellkühler bildet, der zur Ableitung der Wärme 

 aus dem in denselben eingetauchten Gefrierrohre mit etwas 

 Quecksilber gefüllt ist. Der Luftmantel besteht aus zwei zu- 

 sammengeschmolzenen Reagensgläsem. Die Luft zwischen den- 

 selben ist möglichst vollständig evakuiert: Dewar-Gefäß. Die 

 Versilberung der Außenseite des inneren Rohres ist unterlassen, 

 weil das Ganze durchsichtig sein soll, damit man beurteilen 

 kann, ob das Gefrierrohr in richtiger Haltung (ohne den Dewar- 

 Mantel zu berühren) sich befindet. 



Die Rührvorrichtung besteht aus einem in das Innengefäß 

 passenden Metallgitter aus vernickeltem Messing, das durch 



Biochemische Zeitschrift. 26 



