404 M. C. Dekhuyzen: 



vorgekommen ist, gerade oberhalb der Skala). Die untere Ziffer 

 sei also 1: eine gibt immer zu Irrtümern mit — und -|- 

 Veranlassung. 



Der Reif zum Impfen wird an der Außenfläche eines weit- 

 halsigen Glasgefäßes von etwa 100 com Inhalt, in dem feinzer- 

 stoßenes Eis, Kochsalz und gesättigte Kochsalzlösung vermischt 

 werden. Der Rubrer ist ein starkes kurzes Reagensrohr, in 

 welchem der spitze gläserne Impfstab aufbewahrt wird. 



Die Stammflüssigkeiten für das Kühlbad. 



Ich benutze jetzt immer reines NaCl, weil in diesem Falle 

 die Bestimmung des Gehaltes der Lösungen durch eine Messung 

 des spez. Gew. bei 15 ^ leicht und schnell ausführbar ist. Das 

 Kochsalz des Handels kann mitunter hohe Prozentsätze an 

 CaClg, Wasser, MgClg usw. aufweisen. Man reinigt es am besten 

 durch Ba(0H)2 und (NHJ2C.2O4. Ein Beispiel: 4,6 kg Handels- 

 kochsalz ergaben eine Lösung von 11,4 Liter spez. Gew. ^"''/i5 1>197. 

 Diese wurde filtriert und brauchten 1,3 Liter kalt gesättige Lösung 

 von Ba(0H)2. Das Präcipitat wurde abfiltriert. In das Filtrat 

 erzeugte Barytwasser keinen Niederschlag mehr, es mußte aber 

 0,8 Liter S^/^ige Lösung von oxalsaurem Ammonium zugesetzt 

 werden. Das Filtrat blieb auf neuen Zusatz von letzgenanntem 

 Reagens klar, trübte sich mit CaClg schwach. Diese Lösung 

 wird auf freier Flamme eingedampft, zuerst entweicht NHg, 

 dann scheidet sich das genügend reine Chlornatrium ab. Dieses 

 wird abgesaugt, zum Teil getrocknet, zum Teil in Wasser ge- 

 löst. Ich halte mir immer eine gesättigte Lösung und eine 

 8"/oige in Vorrat (8°Pod). Es häufen sich die benutzten Kühl- 

 bäder bald an. Dieselben werden zu 8 "Z^, NaCl regeneriert durch 

 Zusatz geeigneter Mengen gesättigter Lösung. Eine Tabelle wird 

 diese Arbeit sehr erleichtern. 



Die Gerl ach sehen Bestimmungen des spez. Gew. reiner 

 Kochsalzlösungen sind nicht ganz genau. Ich habe dieselben 

 mit sorgfältig gereinigtem NaCl wiederholt und gebe die Zahlen 

 in einer Tabelle. Die spez. Gew. beziehen sich auf destilliertes 

 Wasser von 15 °, wurden pyknometrisch bestimmt und beziehen 

 sich auf absolute (aufs Vakuum reduzierte) Gewichte. Die Ge 

 wichtssätze sind nach einem von der physisch -techn. Reichs- 

 anstalt geeichten Quarzgewicht aufs sorgfältigste kontrolliert. 



