410 M. C. Dekhuyzen: 



Im Mittel finden wir k^ = 0,01 ° pro Grad und pro Minute, 

 d.h. bei einer konstanten Kühlbadtemperatur t^ von — 2,50" 

 sinkt das Thermometer in 40ccm, auf — 1,5° unterkühl tes 

 destilliertes Wasser im betreffenden Apparat und unter den 

 obwaltenden Umständen (Dimensionen des Gefrierrohres, Tempe- 

 ratur im Luftkästchen, zwei Schläge mit dem kleinen Rührer usw.) 

 0,01 " jede Minute, so der Temperaturunterschied zwischen Kühl- 

 bad und Gefrierbad 1° beträgt. 



Andere Male wurde für das nämliche Dewargefäß 0,008** 

 gefunden, bei anderer Quantität ap. dest. im Gefrierbade. 



Die Messung von Ke ist bedeutend schwieriger. Man muß 

 solche Versuche wählen, Bei denen die Steigung des Thermo- 

 meters, durch weniger gelungene Impfung, langsam genug er- 

 folgte, um den Zeitpunkt, an den jeder 0,01° Strich der Skala 

 passiert wurde, registrieren zu können. Oder aber muß man 

 sich auf die Registration der Zeiten beschränken, an denen die 

 0,05 "-Striche passiert wurden. 



Ich habe eine Zahl solcher Messungen angeführt, bei 

 denen der Gang des Thermometers nach Donders indirekt 

 registriert wurde: auf berußtem Papier wird die Zeit in Yio Se- 

 kunden aufgezeichnet, und jedesmal, daß ein Strich der Skala 

 passiert wird, drücke ich auf einen Stromschlüssel. Zu gleicher 

 Zeit nenne ich die Zahl, welche von einem Gehilfen aufge- 

 schrieben wird, damit man später weiß, was die Signale be- 

 deuten. Ist Ke etwa =1" pro Minute und pro Grad, so ge- 

 lingt es, jeden Zeitpunkt, wo ein 0,01 "-Strich passiert wird, 

 mit genügender Genauigkeit zu registrieren. Man muß aber 

 stets den Mittelwert von je drei aufeinanderfolgenden Zeiten 

 nehmen: nicht so sehr, weil die indirekte Registrierung, wegen 

 des Zeitverlusts des psychophysischen Prozesses und wegen der 

 psychologischen Erscheinungen bei zu schnellem Verlauf, eine 

 unvollkommene Methode ist, als vielmehr weil der Gang des 

 Thermometers, wenn nicht gerührt wird, immer erfolgt etwas 

 stoßweise. 



Fig. 5 zeigt den Gang des Thermometers und die daraus 

 abgeleitete iC^- Kurve. Letztere diene ausschließlich zur Illu- 

 stration des Verlaufs solcher Kurven, macht aber auf Genauig- 

 keit keinen Anspruch, weil hier u. a. die Änderung des Gefrier- 

 punktes während des Gefrierens der 5proz. NaCl-Lösung nicht 



