Ein Kryoskop. 



411 



in Rechnung gezogen ist. Man müßte dazu die spez. Wärme 

 derselben Bei der betreffenden Temperatur, den Wasserwert des 

 Thermometers und des Gefrierrohrs kennen. Als die Z^- Kurve 

 konstruiert wurde, fehlten mir diese Daten. 



Konstant beobachtet man gleich nach der Impfung eine 

 Art ,, latente Periode" von ziemlich verschiedener Dauer, 

 während welcher die Temperatur fast nicht steigt. Die Träg- 

 heit des Thermometers spielt hier eine (kleine) Rolle. Dann 

 fängt das Thermometer mit zuerst anwachsender Geschwindig- 

 keit zu steigen an, und auch Ke nimmt sehr rasch zu, aber 



rra' ner uo" fW tso" rar rm' tso' 



Fig. 5. 



bald verlangsamt sich der Gang merklich. Die JT^-Kurve 

 nähert sich dann schon längst der Abszisse. 



Dieses Sinken von K^ dürfte zum guten Teil dem Mangel 

 an Bewegung in der gefrierenden Flüssigkeit sein. Im Anfang 

 des Gefrierens entstehen durch die Eisbildung keineswegs un- 

 bedeutende Strömungen, wie die Schlieren zeigen. Am Ende 

 des Gefrierens aber macht sich die Schwierigkeit, ohne Zufuhr 

 von Wärme zu rühren, peinlich bemerkbar. Ich konnte bis 

 jetzt keinen praktischen Rührer für die vorliegenden Verhält- 

 nisse konstruieren. Man kann doch nicht zwei Rührer ein- 

 setzen: einen zum Impfen und einen zum rotierenden Rühren! 



