420 M. C. Dekhuyzen: 



bei 3,39 mit dem Schnee geimpft ohne Rühren, nach sehr 

 langer Zeit, ^/^ Stunde ungefähr, wird 4,037 erreicht. 



Ich bestimme den Nullpunkt jetzt zweimal: die erste 

 Messung ist eine orientierende. Bei der zweiten wird etwas 

 mehr als 1" unterkühlt (im Schnellkühler, beim Gefrierrohr mit 

 kugligem Boden, damit nicht so leicht spontanes Gefrieren ein- 

 trete, was bei flachem Boden in dem Capillarraum zwischen 

 Platinring des Rührers und Glas sonst leicht geschieht). Dann 

 wird das Gefrierbad in den Dewar gebracht, und etwas gerührt, 

 bis das Thermometer ganz langsam sinkt: etwa 0,012" oder 

 0,016° pro Minute bei Kühlbadtemperatur von — 2,5 bzw. — 3. 

 Die Temperatur wird notiert, der Rührer hochgehoben, der 

 Ring mit einem Glasstab, der an Reif gerieben war, berührt 

 und der Rührer gleich kräftig bis auf den Boden des Gefrier- 

 bades geführt. Die Temperatur an der Impfstelle ist bei meinem 

 Apparat 2° oder etwas darunter, die Impfung gelingt fast immer 

 beim ersten Versuch. Etwa 2 Minuten nach dem Impfen 

 werden zwei Schläge mit dem Rührer gemacht: dann 

 wird in wenigen Sekunden der Nullpunkt erreicht. 

 Das Thermometer wird geklopft! 



Jedenfalls muß bei den Gefrierpunktsbestimmungen der Lö- 

 sungen und Körperflüssigkeiten in derselben Weise gerührt 

 werden als beim Bestimmen des Nullpunkts. Dann wird in 

 beiden Fällen der scheinbare Gleichgewichtspunkt in gleichem 

 Maße heraufgerührt! 



Praktische Regeln für die Kryoskopie. 



Die Tatsache, daß man bei jeder kryoskopischen Messung 

 immer nur den scheinbaren Gleichgewichtspunkt erhält, und 

 daß an einer jemaligen Messung von Ke in der Praxis nicht 

 zu denken ist, nötigt uns zu einigen Kautelen: 



1. Damit Ke möglichst groß sei, unterkühle man so viel, 

 als aus anderen Gründen (Korrektion wegen Zunahme der 

 Konzentration durch die Eisbildung, Anwachsen von t^ — f,) 

 zulässig ist. Eine Unterkühlung von etwas mehr als 1 ° scheint 

 mir die praktischste Lösung. 



2. Damit Kje möglichst gleich sei bei den einzelnen Ver- 

 suchen, verwende man nur solche, bei denen die Impfung gut 

 gelungen, das Thermometer etwa in 2' seinen Stand t erreicht 



