424 M. C. Dekhuyzen: Ein Kryoskop. 



Der wahre Gefrierpunkt: zJ 1 — ^^^] bzw. zJ 1 — -— — ) 



\ 60,2/ \ 66,6/ 



{woA=^^Hg — HJ ist also um 0,002" unsicher zu bestimmen: 



wegen des Rührens. Für die Praxis dürfte dies genügen. 



Das Kühlbad arbeitet mehrere Stunden. Bei Serienbestim- 

 mungen kann man sich viel Zeit ersparen, wenn man die 

 Flüssigkeiten im Eisschrank vorkühlt. Am Anfang und am 

 Schluß muß man immer den Nullpunkt Bestimmen. Eine Mes- 

 sung nimmt etwa 7' in Anspruch. 



Resümierend: Findet man in der beschriebenen Weise 

 den Gefrierpunkt von 40 bis 50 com Milch oder Blutserum bei 



— 0,560", so ist dies ein scheinbarer Gefrierpunkt, weil die 

 Flüssigkeit durch die Eisbildung bei 1" Unterkühlung konzen- 

 trierter geworden ist; der wahre Gefrierpunkt war — — - höher: 



66,9 



— 0,552", und die Möglichkeit liegt vor, daß dieser durch die 

 zwei Schläge mit dem kleinen Rührer am Ende des Steigens 

 noch um 0,002" zu hoch getrieben wurde, so daß faktisch 



— 0,554" die genaue Zahl wäre. 



Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Wind in 

 Utrecht meinen besten Dank für seinen Rat bei der Behand- 

 lung des theoretischen Teiles der Aufgabe auszusprechen. 



