432 C. Foä: 



Sauerstoff gefüllt ist, was nach Hindurchgehen von 25 Litern 

 der Fall ist, so müssen die Hähne m und n geschlossen werden. 



Es bleibt nur noch übrig, die Gefäße mit dem Registrier- 

 apparat in Verbindung zu setzen. Wir wollen die im Innern 

 des Apparates eintretende Abnahme des Volums registrieren, 

 müssen dies aber so durchführen, daß die Abnahme des Druckes 

 gleichzeitig kompensiert wird, damit nicht eine fortschreitende 

 Druckverminderung des Sauerstoffs den Verlauf der Oxydation 

 ändert. Zur Erreichung dieses doppelten Zieles eignet sich 

 vortrefflich der Mossosche Plethysmograph, der, während 

 er die Änderungen des Volums registriert, den Druck im Innern 

 des Systems konstant erhält, indem er den Ein- oder Austritt 

 von Wasser aus dem Gefäß 2 verursacht. Hinsichtlich der 

 Beschreibung des Plethysmographen verweisen wir den Leser 

 auf die wohlbekannten Arbeiten von Mosso; wir wollen nun 

 sehen, wie er in unserem Falle funktioniert. Wenn man eine 

 Absorption von Sauerstoff und folglich eine Volumverminderung 

 im System verursacht, so wird Wasser aus dem Plethys- 

 mographen in das Gefäß 2 eintreten, und während die Feder 

 sich senkt, wird der atmosphärische Druck im System wieder- 

 hergestellt werden. Der Pletysmograph registriert und korrigiert 

 also zu gleicher Zeit jede minimale Änderung des Druckes, die 

 in den beiden Gefäßen eintritt. Um das Wasser des Gefäßes 2 

 mit dem des Plethysmographen in ununterbrochenen Zusammen- 

 hang zu bringen, genügt es, den Sauerstoff unter Druck aus 

 der Röhre a eintreten zu lassen, während man den Hahn m 

 geöffnet und den Hahn n geschlossen hält. 



Das Wasser des Gefäßes 2 wird alsdann in der Röhre g 

 aufsteigen; wenn diese voll ist, hört man auf, Sauerstoff über- 

 zuleiten, und schUeßt den Hahn m. Auch füllt man mit 

 Wasser das Gummirohr h des Plethysmographen, wobei der 

 Hahn z geschlossen, der Hahn r offen bleibt und die mit 

 Wasser gefüllte Bürette z in die Höhe hebt. Dann öffnet 

 man den Hahn z, worauf die beiden Gefäße mit dem Plethys- 

 mographen in Verbindung stehen. Das Reagensglas x des 

 letzteren und mithin auch die Feder q werden eine bestimmte 

 Lage annehmen, und zwar dieselbe Lage wie zu Anfang. 

 Während des Experimentes wird sich die Feder senken und 

 es wird Absorption vom Sauerstoff stattfinden ; die Feder wird 



