436 



C. Foä: 



2 mm Durchmesser, die horizontal wagerecht, nicht flotenartig 

 geformt ist. Um den Apparat mit Petroleum zu füllen, 

 gießt man es zuerst in die Röhre a; dann nimmt man den 

 oberen Teil des Regulators, hält ihn etwas geneigt und füllt 

 die Erweiterung e, indem man eine geeignete, mit Petroleum 

 gefüllte Pipette bis zum Hahn / einführt. Auf diese Weise 

 führt man das Petroleum in die Erweiterung g ein, in die man 

 schon vorher durch salpetersaures Quecksilber wohl gereinigtes 

 Quecksilber gebracht hat. Wenn der ganze Apparat gut ge- 

 füllt ist und in den Thermostaten gebracht wird, dehnt sich das 

 Petroleum aus und sammelt sich im Trichter / 2; wenn die ge- 

 wünschte Temperatur erreicht ist, schließt man den Hahn / und 

 stellt die kleinste erforderliche Flamme ein, indem man den 

 Schraubenklemmer k richtig stellt. 



Mit diesem Wärmeregulator ist 

 es mir gelungen, die Temperatur des 

 Bades konstant zu erhalten, die höch- 

 stens um 0,02** bis 0,03" innerhalb 24 

 Stunden schwankt und sich mehrere 

 Wochen lang unverändert erhielt. In- 

 dem ich den Apparat für die graphi- 

 sche Registrierung auf die schon be- 

 schriebene Weise einrichtete, selbst- 

 verständlich ohne etwas indas Ge- 

 fäß zu bringen (Fig. 3), erhielt ich 

 eine horizontale Linie, die sich 12 Tage 

 hintereinander so erhielt, abgesehen von einigen unmerklichen 

 Zickzackhnien, die von Temperaturschwankungen herrührten, 

 die 0,01° bis 0,03° nicht überstiegen. Dies war eine unerläß- 

 Uche Bedingung, wenn eine genaue Auslegung der Oxydations- 

 kurven ermöglicht werden sollte. Ein Gefäß (&), in das das 

 Wasser in kleinem Überschuß einströmte und welches mit dem 

 Thermostaten durch einen Heber a in Verbindung war, diente 

 als Reservoir, um das Wassemiveau in dem Thermostaten kon- 

 stant zu erhalten. 



Fig. 3. 



Einleitende Versuche. 



Wenn man die beschriebene Methode beim Studium der 

 durch Oxydasen bewirkten Oxydationen verwenden will, so muß 



