j^g Atemvolumschreiber. 



oder Infiltrationen die Vitalkapäzität herabsetzen werden; indessen wird bei den 

 großen individuellen Verschiedenheiten eine solche Veränderung nur bei spiro- 

 metrischer Untersuchung desselben Menschen im gesunden und später im kranken 

 Zustande erkennbar sein; da ferner die geringen Veränderungen im Beginn der 

 Plithise den in Kede stehenden Wert noch gar nicht beeinflussen , kann von einer 

 diagnostischen Bedeutung der Spirometrie heutzutage kaum mehr die Rede sein. 



Auch das Luftvolumen eines gewöhnlichen ^;uhigen Atemzuges 

 läßt sich durch Ausatmen in das Spirometer messen; man bezeichnet seinen 

 Wert als die „Respiration sluft" (Atemluft) und rechnet ihn im Mittel 

 beim erwachsenen Manschen zu einem halben Liter, 500 ccm ; natürlich wird 

 er auch in der Norm innerhalb gewisser Grenzen schwanken , und man wird 

 deshalb den Mittelwert der M'ährend einer größeren Periode pro Zeit- 

 einheit ein- und ausgeatmeten Luft, oder die „Atemgröße" (Arnold), 

 wie man ihn im Gegensatz zur „Tiefe" jedes einzelnen Atemzuges nennt, 

 lieber durch „Gasuhren" oder ähnliche Vorrichtungen unter Einschaltung 

 von T-Rohr und Ventilen zur Trennung der In- und Exspirationsluft messen, 

 — Methoden, welche im vorhergehenden Abschnitt bei der Besprechung der 

 quantitativen Untersuchung des Gaswechsels genügend behandelt worden sind. 



Endlich läßt sich die Differenz zwischen der gewöhnlichen Respirations- 

 luft und der Vitalkapazität auch noch spirometrisch in zwei Teile sondern, 

 indem man nämlich erstens von tiefster bis zu gewöhnlicher Inspirations- 

 stellung in das Spirometer ausatmet (oder von letzterer zu ersterer aus dem- 

 selben einatmet). Das so erhaltene Luftvolumen, welches außer dem gewöhn- 

 lich geatmeten sich überhaupt noch bei äußerster Erweiterung in die Lunge 

 aufnehmen läßt, heißt die Komplementär- oder Ergänzungsluft, 

 Andererseits kann man auch nach gewöhnlicher Exspiration weiter in das 

 Spirometer hinein ausatmen bis zur äußersten beim Lebenden möglichen 

 Kompression der Lungen und erhält so das Volumen, welches man Reserve- 

 oder Hilfsluft nennt. Jeder der beiden letztgenannten Werte kann im 

 Mittel gleich 1600 ccm gesetzt werden, denn Komplementärluft -{- Respirations- 

 luft 4" Reserveluft müssen natürlich gleich der gesamten Vitalkapazität sein: 

 1600 -f 500 -f 1600 = 3700 ccm. 



Es läßt sich dies leicht graphisch darstellen und auch leicht direkt mit 

 einem Zuge registrieren, wenn man das Spirometer gut äquilibriert 

 und durch Anbringung eines Schreibstiftes auf einer horizontal bewegten 

 Fläche schreiben läßt, wie das schon P a n u m eingerichtet hat ; man ist be- 

 strebt gewesen, durch möglichst geringes Gewicht, leichte Beweglichkeit und 

 völlige Äquilibrierung des bewegten Spirometergefäßes zu erreichen, daß eine 

 derartige Vorrichtung auch den zeitlichen Verlauf der Schwankungen des 

 Lungen Volumens möglichst treu wiedergebe, womit in der Tat die voll- 

 kommenste Art der Registrierung der Gesamtresultierenden der 

 Atembewegungen erreicht wäre: — so Gad^) mit der Konstruktion 

 seines „Aeroplethysmographen" oder „Atemvolumschreibers" , bei welchem 

 die „Glocke" durch einen parallelepipedischen „Deckel" ersetzt ist, welcher sich 

 um eine einer Kaute parallele horizontale Achse im Kreisbogen auf- und ab- 

 wärts bewegt und mit seinen Rändern in eine am Umfange des unteren Ge- 

 fäßes angebrachte, behufs Abdichtung mit Wasser gefüllte Rinne eintaucht; 



') Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1879, S. 181. 



