Atemkurven. 



17 



derselbe ist aus sehr leichtem Material (dünne Glimmerplatten, ev. Kupfer- 

 bleche, nach meinen Erfahrungen zweckmäßig aus dünnem Aluminium- 



Fig. 5 



blech) gebildet und durch 

 ein senkrecht zur Achse 

 verschiebbares Laufgewicht 

 genau äquilibriert (Fig. 5). 

 Er kann je nach seiner 

 Verwendung für den Men- 

 schen oder Tiere verschie- 

 denster Art in verschiedenen 

 Größen ausgeführt und zu 

 längerdauernder Registrierung der Atmung benutzt werden, 

 wenn zwischen ihn und das Versuchstier eine große Flasche 

 als „Vorlage" zwischengeschaltet wird, deren Luftinhalt öfter erneuert 

 werden muß, um Dyspnoe zu vermeiden. 



Eine gewisse Trägheit und zu große Reibung haftet diesem Apparat entschieden 

 immer noch an, meistens sind an seiner Stelle neuerdings wieder registrierende 

 kleine Glocken gasometer verwendet Avorden , so von Lindhagen*), sowie in Gads 

 Laboratorium selbst von E. F. Fuchs*) in Gestalt kleiner Glocken aus paraffi- 

 niertem Papier. Sehr empfehlenswert scheint für kleinere Tiere auch die Verwen- 

 dung der von Brodle*) konstruierten „Balgenschreiber " (bellows recorder) zu sein, 

 jedenfalls besser als die von Mar ey sehen Kapseln — Methode von Hering und 

 P. Bert — , welche, wenn groß und mit nachgiebigen Membranen versehen, aller- 

 dings Volumschwankungen anzeigen , durch ihre Elastizität aber von Haus aus 

 manometrische Vorrichtungen sind, Aveshalb diese Methode auch erst weiter unten 

 bei der Besprechung der Druckregistrierung näher gewürdigt werden soll. 



Natürlich kann auch jedes solche schreibende Spirometer unter Einschaltung 

 von Ventilen zur Trennung der In- und Exspirationsluft zum Zwecke der Messung 

 der Atemgröße benutzt werden ; man erhält dann eine treppenförmige Kurve, deren 

 einzelne Stufen durch ihre Höhen die Tiefe der einzelnen Atemzüge angeben. 



Die luftdichte Verbindung mit den Atemwegen kann beim Menschen 

 und auch im Tierversuch durch eine luftdicht festgebundene Gesichtsmaske 

 resp. Schnauzenkappe, im letztgenannten Falle besser durch eine 

 Trachealkanüle erfolgen, welche in die Tracheotomiewunde luftdicht ein- 

 gebunden wird. 



Die Trachealkanüle muß, wenn , endständig", natürlich mit der Öffnung nach 

 der Lunge zu eingebunden werden. Recht zweckmäßig sind auch die Gad sehen 

 Trachealkanülen mit Dreiweghahn , welche gestatten , abwechsehid durch Hahn- 

 drehung aus der Vorlage und durch die Nase aus der freien Luft zvi atmen , be- 

 sonders für Versuche am Kaninchen, welche, wie seinerzeit Billroth fand, mit 

 gewöhnlichen Trachealkanülen nur kurze Zeit am Leben bleiben. 



Fig. 6 gibt in der unteren Kiu've einen Begriff 

 der Registrierung der Lungenvolumschwankungen 

 mit einem solchen „Atemvolumschreiber" — die Ln- 

 spiratorischen Zacken sind nach unten gerichtet — , 



in der oberen Kurve die mit den oben erwähnten ^^ ^ ^^ ^ ^^ 

 Kn oll sehen pneumatischen Vorrichtungen regi- / \j^ Xj v V 



') Skand. Arch. f. Phjsiol. 4, 296, 1892. — *) Lotos 1898. — *) Jouru. of 

 Physiol. 27, 473, 1902. 



Nage], Physiologie des Menschen. I. 2 



