Blutgaspumpe. 



221 



langer Kautschukschlauch in d hinabführt, kann nötigenfalls Quecksilber in den 

 Behälter nachgefüllt w erden ; Wasser schleicht sich aus d nicht in die Pumpenkugel 

 hinein, wenn die Pumpenröhre, wie aus der Figur (x) ersichtlich, im Inneren von d 

 eine kleine Strecke aufwärts geführt wird. Auf diese Weise kann das Pumpen 

 viel rascher geschehen, als wenn man, wie gewöhnlich, den Behälter d hebt und 

 senkt, zugleich aber auch mit großer Sicherheit, indem das Steigen des Queck- 

 silbers augenbhcklich stockt, wenn man a schheßt; ferner hält das Quecksilber 

 in der Pumpe sich hierdurch jahrelang j,- „5 



i'ein, da es nicht mit dem sonst ge- 

 bräuchlichen langen Kautschukschlauch 

 in Berührung kommt, der es stets nach 

 Verlauf einiger Zeit verunreinigt. 



Damit die Bestimmung der Menge 

 der Gase genau werde, muß die zu 

 evakuierende , im Bezipienten s ange- 

 brachte Flüssigkeit energisch geschüttelt 

 und auch erwärmt werden, zugleich 

 muß man Sorge tragen, daß der Stoff- 

 wechsel der in der Flüssigkeit ent- 

 haltenen Mikroben verhindert wird, am 

 besten durch Zusatz von Fluornatrium. 

 Wenn, wie in den älteren Versuchen, 

 der Stoffwechsel der Mikroben nicht 

 gehemmt wird, so wird während des 

 Auspumpens Sauerstoff in wechselnder 

 Menge verbraucht, und zwar unter sonst 

 gleichen Umständen um so mehr , je 

 länger das Auspumpen dauert; rasches 

 und langsames Auspumpen ergeben dann 

 also verschiedene Sauerstoffmenge des 

 Blutes (vgl. S. 196). 



Das Schütteln läßt sich so aus- 

 führen; daß man den Bezipienten nach 

 einer früher anderswo angegebenen 

 Methode mit der Pumpe verbindet, wo? 

 durch man ein gleichzeitiges Eindringen 

 atmosphärischer Luft von außen her 

 absolut verhindert^). Ein energisches 

 Hin- und Herschütteln läßt sich aber 

 auch durch Drehung des mit der Hand 

 am Schliffe n (siehe d. Fig.) erfaßten 

 Bezipienten erzielen, wie es bei ge- 

 wöhnlichen Auspumpungen empfohlen 

 werden kann; dieses Verfahren ist näm- 

 lich etwas bequemer und bewirkt keine 

 Undichtheit, wenn der Schliff und die 

 Schmiere gut sind. Längere Kautschuk- 

 schläuche, die von einzelnen Untersuchem zur Verbindung des Bezipienten mit der 

 Pumpe benutzt wurden, gewähren nicht die Sicherheit hinlängUcher Luftdichtigkeit. 

 Jedenfalls ist das Schütteln, besonders gegen Ende des Auspumpens, sehr energisch 

 und stetig auszuführen, sonst kann die Pumpe leer scheinen, während die Flüssigkeit 

 im Bezipienten noch Gas enthält. 



Was die Erwärmung betrifft, so wirkt diese, wenn Blut oder Hämoglobin- 

 lösung ausgepumpt wird , zur Steigerung der Spannung der dissoziablen Gase ; 

 wesentlichere und allgemeinere Bedeutung hat sie aber für die Vermehrung der 

 Wasserdampftension im Bezipienten , wodurch ein ununterbrochener Strom von 



*) Bohr u. Torup, Skand. Arch. f. Physiol. 3, 72, 1891. 



