222 Blutgaspumpe. 



Dampf das Gas mit sich in die Kühlröhre (r) und von hier, wo die Tension zwar 

 herabgesetzt wird, jedoch stets viel höher als über dem Schwefelsäurebehälter {z) 

 ist, in die Pumpe selbst reißt, wenn man den Hahn (<) öffnet. Beim Arbeiten 

 mit Pumpen, die nicht mit einem Schwefelsäurebehälter versehen sind, hat die 

 Erwärmung selbstverständlich noch größere Bedeutung; wird die Wasserdampf- 

 tension in der Pumpe nämlich höher als im Rezipienten , so geht ein Strom von 

 Wasserdampf aus ersterer in letzteren, und das sehr verdünnte Gas oberhalb der 

 Flüssigkeit im Rezipieuten kann dann nur sehr langsam (mittels Diffusion) in die 

 Pumpe eindringen, so daß diese, praktisch betrachtet, leer wird, lange bevor die 

 Flüssigkeit ausgepumpt ist. Hierdurch erklärt es sich, weshalb P. Bert') mit seiner 

 Pumpe keinen Sauerstoff aus dem Blute auszupumpen vermochte, wenn er den 

 Eezipienten auf 0" abgekühlt hielt, was er mit Unrecht (siehe S. 66) daraus her- 

 leitete, daß das Blut bei dieser Temperatur keine Sauerstoffispannung haben sollte. 

 In der Tat läßt Blut, wie ich direkt versucht habe, bei der Temperatur von 0* 

 sich völlig auspumpen, wenn man nur die Pumpe durchaus trocken hält, was 

 nötigenfalls durch mehrmaliges Wechseln der Schwefelsäure während des Aus- 

 pumpens geschehen kann. 



Ist die Schwefelsäure in der Pumpe nicht gar zu wasserhaltig, so braucht 

 die Erwärmung, um das Auspumpen in kurzer Zeit beendigen zu können, etwa 

 40" im Wasserbade um den Eezipienten nicht zu übersteigen; in diesem ist sie 

 wegen der lebhaften Verdampfung dann etwas niedriger (20 bis 30"). Hierdurch 

 erzielt man den Vorteil, daß selbst leicht dekomponierbare Stoffe wie das Hämo- 

 globin sich während des Auspumpens nicht verändern. 



Technische Fortschritte in der Verarbeitung von Hähnen und Schliffen haben 

 bewirkt, daß man die Pumpe bei sorgfältiger iBehandlung praktisch genommen 

 weit über die Dauer eines Versuches hinaus luftdicht halten kann; hierfür sollte 

 man immer Sorge tragen, um dadurch die sehr unsichere Korrektion wegen der 

 von außen eingedrungenen atmosphärischen Luft zu vermeiden. 



') Pression barom^trique. Paris 1878, p. 694. 



