696 Die blutige Druckmessung 



flimmern in Zusammenhang mit .nervösen (Hemmungs-) Erscheinungen ge- 

 bracht wird [{ygl. hierüber die Literatur bei Busch (1905^)]. 



Wir müssen aus den zum Teil widersprechenden Befunden schließen, 

 daß wir die eigentliche Ursache des so verhängnisvollen Herzflimmerns nicht 

 kennen. Weder sind es Nebenverletzungen, noch ist es mangelhafte Er- 

 nährung an sich. Es scheint vielmehr, als ob beide Faktoren beim Zustande- 

 kommen des Flimmerns eine gewisse Rolle spielen. Vgl. den § 91 auf 

 S. 844 über die Selbststeuerung des Herzens. 



Kymographik. 



(Über die Resultate der Kymographik vgl. § 55 bis 59.) 



§ 16. 

 a) Direkte Messung nnter Eröffnung des Kreislaufs. 



Beim Tier kann man die Blutbahn eröffnen und den Blutdruck direkt 

 bestimmen. Handelt es sich um eine Druckbestimmung in den Gefäßen, so 

 verwendet man eine kleine Kanüle, die in ein angeschnittenes Blutgefäß ein- 

 geführt wird und mit der ein Manometer ver- 

 Fiff 46 . 



ZL ' bunden ist. Man verwendet zwei Arten von Ka- 



nülen. Die eine (Fig. 46 a) ist T- förmig gestaltet 

 und wird so in das Gefäß eingeführt, daß der 

 Querbalken des T in der Richtung des Gefäßes 

 liegt, der dritte Schenkel aber wie ein rechtwinke- 

 liger Ast des Gefäßes absteht. In diesem Falle 

 mißt man den Druck, welcher in dem abzweigen- 

 den (Glas-) Schenkel statthat, d. h. jenen Druck, 

 welcher auf die ursprüngliche Waüd des Gefäßes 

 senkrecht gerichtet ist. Wenn man dagegen eine 



T- Kanüle und endständige . » , , . ^■ \ ,r 



Kanüle. einfache gerade (sogenannte endständige) Kanüle 



(Fig. 46 b) mit dem einen Ende eines durchschnit- 

 tenen Gefäßes verbindet, dann verschließt man dasselbe völlig und registriert 

 daher den in dem Gefäße selbst statthabenden Druck bzw. den senkrecht 

 auf die Wand jenes größeren Gefäßes ausgeübten Druck, von welchem das 

 zur Messung benutzte Gefäß, wie der 3. Schenkel eines T- Rohres, abgeht. 

 Wenn man länger dauernde Versuche ausführen will, muß man, um Gerinnung 

 zu verhindern, sowohl die Kanüle, wie eventuell das ganze dazu gehörige 

 Manometer mit einer die Gerinnung hindernden Flüssigkeit anfüllen. 



Poiseuille^) wandte dazu eine gesättigte Lösung von NagCOs an. 

 Meist nimmt man heute andere Salze, am häufigsten eine gesättigte Lösung 

 von Natrium- oder Magnesium sulfat; da dies ein Herzgift ist, hat man 

 nach dem Vorgange von Heidenhain und Doyon Totaldefibrinierung oder 

 nach Haycraft Zusatz von Blutegelextrakt bzw. Hirudin angewandt; das 

 von Franz 3) hergestellte Hii-udin empfiehlt Tiger stedt*) in Mengen 

 von 1 mg pro Gubikcentimeter (berechneten) Blutes einzuspritzen; Thun- 



^) Busch, Les pulsations et les trömulations fibrillaires du coeur de chien, 

 Arch. Internat, de Physiol. 2, p. 223, 1905. — *) Poiseuille, Recherches sur la 

 force du coeur aortique, These de Paris 1828. — ') Franz, Arch. f. experim. 

 Pathol. 49, 342, 1903. — *) Tigerstedt, Skand. Arch. 19, 2, 1907. 



